( 995 ) 

 on tire de là pour la résultante R de ces composantes 



3).p^ lit ' 



la force R n'est donc pas nulle; ce qui explique l'expérience de Felici. » 



ÉI.FXTRIGITÉ. — Sur un nouveau galvanomètre apér iodique. 

 Note de M. G. Le Goarant de Tromelin. 



« Si l'on ajoute une troisième aiguille aimantée à un galvanomètre asta- 

 tique, de telle sorte que cette dernière soit au-dessous du cadre et paral- 

 lèle aux deux autres, et que ses pôles soient de noms contraires à ceux de 

 l'aiguille qui est au-dessus d'elle, on obtient un galvanomètre dont la sen- 

 sibilité est à peu près triplée, et qui conserve une force directrice. On peut 

 renverser la disposition : rendre le cadre mobile, dans lequel le courant 

 arriverait par le fil de suspension, et laisser les aiguilles fixes. 



» Les considérations qui précèdent m'ont conduit à imaginer un galvano- 

 mètre apériodique, que j'ai exposé à l'Exposition d'électricité de Vienne. Un 

 modèle plus parfait a depuis été construit par la maison Breguet ; en voici 

 la description : 



» Dans l'instrument cité, on conserve les six pôles, mais ces pôles sont 

 formés par trois aimants en fer à cheval, à branches très rapprochées. Ces 

 trois aimants fixes sont placés horizontalement, l'un au-dessus de l'autre, à 

 une distance de o^jOoS. Le cadre entoure les deux pôles de l'aimant du 

 milieu, avec un jeu suffisant pour lui permettre d'oscdler librement et 

 d'obtenir 20 degrés de déviation de chaque côté. Le fil de ce petit cadre 

 très léger est perpendiculaire à l'axe des aimants, et le courant y arrive par 

 le fil de suspension, comme dans le siphon-recorder de Sir W. Thomson et 

 autres cadres analogues. 



» Si l'on met en communication ce galvanomètre avec les deux bornes 

 d'un téléphone dont on a enlevé la plaque vibrante, il suffit, pour faire dé- 

 vier le cadre, de laisser tomber sur le pôle de l'aimant du téléphone un 

 petit morceau de limaille de fer de quelques milligrammes. Cet exemple 

 suffira pour faire apprécier sa sensibilité. 



» Il est complètement apériodique, c'est-à-dire que, si les deux bornes 

 de ce galvanomètre sont réunies par un fil peu résistant, le cadre ayant été 

 dévié de sa position, il s'arrête au zéro sans le dépasser. 



» Si l'on examine la position des lignes de force, par rapport aux quatre 



