( io54 ) 



» Jusqu'ici je n'ai fait aucune Communication à l'Académie sur ce sujet; 

 mais, à l.t suite d'expériences concluantes qui viennent d'être faites à la 

 Manufacture He porcelaine de Sèvres, au moyen d'un instrument tout à fait 

 analogue, je crois utile d'abord de faire connaître l'instrument, à cause 

 des services qu'il peut rendre à l'industrie, ensuite de préciser d'une façon 

 exacte la question de priorité qui s'y rattache. 



» Mes expériences datent de 1880; j'ai fait breveter l'appareil eu février 

 1882, sous la dénomination de pyromètre différentiel; an motnent où je ter- 

 minais mes essais, j'ai appris que M. Violle avait en la même idée que moi 

 et avait fait sur ce sujet des expériences suivies, dont il n'a pas cru devoir 

 faire connaître les résultats. Enfin j'ai su depuis que, au moment où je com- 

 mençais mes recherches, M. de Saintignon venait de faire également bre- 

 veter un pyromètre fondé sur le même principe. 



» Dans l'appareil de M. de Saintignon, le courant d'eau traverse un 

 simple tube de laiton, recourbé sur lui-même, et dont l'extrémité recourbée 

 est introduite dans le milieu dont on doit mesurer la température, un four 

 par exemple; deux thermomètres, dont le réservoir est placé dans deux 

 petits renflements cylindriques soudés aux deux bouts du tube, donnent 

 la température de l'eau à l'entrée et à la sortie de l'appareil : on peut en 

 conclure, au moyen d'une graduation convenable, la température du four. 

 Réduit à cette extrême simplicité, l'appareil ne saurait donner des résultats 

 extrêmement réguliers; il est évident, en effet, que réchauffement de l'eau 

 a lieu, non seulement dans la partie recourbée du tube qui devrait seule 

 agir, mais encore dans ses parties rectilignes placées en grande partie dans 

 l'épaisseur du mur. 



» Pour localiser l'action, j'avais intercalé, à la place de la partie simple- 

 ment recoiubée, une spirale assez longiiepour produire à elle seule la majeure 

 partie de l'effet; enfin, dans les derniers appareils que j'ai fait construire, 

 l'eau, après avoir communiqué sa température an thermomètre de sortie, tra- 

 versait un long et étroit manchon métallique, envelopi^ant les parties recti- 

 lignes, dont réchauffement deveriait ainsi insignifiant et l'effet complète- 

 ment négligeable; l'action du feu étant ainsi localisée exclusivement dans 

 la spirale, l'instrument fonctionne avec une régularité parfaite, pourvu 

 que l'eau conserve un niveau constant dans le réservoir qui la fournit, ce 

 qui ne présente ancinie difficulté. Les indications de l'instrument sont du 

 reste presque instantanées : la moindre variation apportée dans la tempéra- 

 ture du four est indiquée immédiatement au thermomètre de sortie. 



» J'ajouterai que, au lieu de plonger immédiatement la spirale dans le 



