( loSô ) 

 milieu à haute temppr;Uiirp, il est eu générai préférable de l'enfermer, 

 ainsi que les parties rectilignes, dans une enveloppe assez réfractaire, qui 

 devient du reste absolument indispensable quand l'appareil doit être plongé 

 dans le combustible même ou dans un bain métallique en fusion; il n'y a 

 lieu delà supprimer qu'aux températures auxquelles elle ne serait plus suffi- 

 samment réfractaire. Des appareils ainsi construits ont fonctionné pendant 

 plusieurs moisdansnion laboratoire, jusque vers 1200'^, avec une régularité 

 souvent plus grande que celle des pyromètres à air juxtaposés dans le même 

 four; ils avaient été réglés de façon qu'une température de 1000" produi- 

 sît un échauffement de l'eau égal à 10". 



» Devant les résultats que j'ai obtenus, je n'hésite pas à affirmer que 

 les instruments de ce genre peuvent rendre à l'industrie des services con- 

 sidérables. 



» Le pyromètre universel de MM. Boulier, que M. fjauth a décrit ré- 

 cemment devant la Société chimique de Paris et qui a fonctionné avec suc- 

 cès à la Manufacture de Sèvres, ne diffère de celui que je viens de décrire 

 qu'en ce que la spirale est remplacée par un simple tube et en ce que 

 l'enveloppe est supprimée. » 



PHYSIQUK. — Sur lin photomètre optique. Note de M. L. Simonoff, 

 présentée par M. Edm. Becquerel. 



« Le principe de ce photomètre est connu. L'instrument a la forme d'une 

 petite lunette à deux tirages, que l'on braque sur la source lumineuse dont 

 on veut apprécier l'intensité. Il est composé de trois tubes rentrant l'un dans 

 l'autre; à l'extrémité antérieure du second tube est placé jui écran portant 

 une série de chiffres lus par transparence; l'extrémité antérieure du premier 

 tube est munie d'un porte-diaphragmes. 



» Ayant braqué l'instrument sur une source lumineuse, on regarde l'écran 

 par l'oculaire du troisième tube, et l'on diminue graduellement les <lia- 

 mèlres des diaphragmes jusqu'au moment oii l'on ne peut plus lire les 

 chiffres : alors on s'arrête, on note le numéro du diaphragme. En exami- 

 nant une autre source de lumière, on trouve de la même manière le dia- 

 mètre d'un autre diaphragme, et ainsi de suite. Le rapport inverse des 

 carrés des diamètres des diaphragmes donne le rapport des intensités 

 lumineuses. 



» Pour diffuser la lumière, une rondelle de verre opale est placée entre 

 le porte-diaphragmes et l'écran. 



