( «477 ) 



ÉLKCTRICITÉ. — Sur l'étalonnage des galvanomètres. Note de M. E. Ducretet. 



« L'étalonn.nge des galvanomètres, d'intensité on de forces électromo- 

 trices, doit être vérifié fréquemment, par siiile des variations du champ ma- 

 gnétique, dues surtout aux variations de l'aimant directeur du galvanomètre. 

 1/intensilé niagnélique de cet aimant directeur doit être assez grande pour 

 rendre peu sensiblt-s les variations extérieures; il faut néanmoins en tenir 

 compte. 



» Ces variations détruisent la valeur de l'étalonnage et amènent des er- 

 reurs sensibles. Il est donc nécessaire de le vérifier fréquemment. Pour fa- 

 ciliter cet étalonnage et sa vérification, je transforme l'aimant directeur en 

 une sorte d'électro-aimant, en le garnissant de bobines à fil d'une certaine 

 résistance. Pour aimanter ce barreau d'acier, on lance dans ses bobines, 

 pendant un temps déterminé, le courant de plusieurs daniells de grande 

 surface (le modèle rond de o™, 22 de baut est convenable). Le circuit de 

 ces bobines étant très résistant, la pile ne se polarise pas. 



» Chaque lois qu'on veut vérifier l'étalonnage, on amène le barreau 

 aimanté à son intensité première, en y lançant un même courant pendant 

 le même temps. 



» C'est ainsi que j'ai disposé l'aimant directeur de mon galvanomètre 

 universel sans oscillafion (' ). Cette disposition peut être appliquée à tous 

 les galvanomètres munis d'un aimant directeur. On peut substituer an 

 barreau d'acier un barreau de fer doux, muni de bobines semblables; elles 

 reçoivent, pendant l'observation, le courant continu d'une pile Daniell, 

 courant qu'on interrompt après l'observation. » 



CHIMIE. — Eechcnlies sur la durée de la solidification du soufre surjondu. 

 Note de M. D. Gernez, présentée par M. Debiay. 



» ïll. Production d'une nouvelle variété cristallisée du soufre. — Si l'on se 

 reporte aux Communications précédentes sur la cristallisation du soufre en 

 prismes et en octaèdres, on voit que la durée d'accroissement de ces cris- 

 taux dépend des mêmes variables, mais de manières souvent différentes. 

 Grâce à l'emploi des tubes en U, il m'a été facile de faire des déterminations 



( ') Comptes rendus, 23 juillet i883, page 254 ^^ *-"^ Volume. 



C. K.. :Hb3 i- Jemeitre. (T.XCVll, N»aO.) '9^ 



