io57 ) 

 » Ce couple, dont la opacité est de 800*"=, a une résistance de o"'"",2 à 

 4 ohms, selon le liquide employé : valeur négligeable quand la résistance 

 totale du circuit galvanométtique atteint plusieurs milliers d'ohms; sa 

 force électromotrice perd moins d'un centième de sa valeur pai' un travail 

 de deux heures à l'intensité de un milliampère. On peut donc considérer 

 la pile connue constante, pendant le peu de minutes nécessaires à line me- 

 sure de potentiel par les méthodes galvanométriques connues. 



■V l'ig. 1. Fia- -i- 



» Le coufjleà miniinum [ficj. 2) a les mêmes dimensions extérieures que le 

 précédent; mais c'est l'électrode négative qui possède ici la plus grande 

 siu-face, 5*^1 environ. L'électrode positive est un fil de o""°,5 de diamètre, 

 dont la surface immergée a moins de i"i. Les résistances de cette pile 

 sont à peu près les mêmes que celles du couple à nuixinuim. 



» Pour mesurer la force électromotrice minimum du couple, on met les 

 dLMix fils qui vont au galvanomélre en communication avec les deux 

 bornes d'une clef de court circuit; on ferme lu clef [)endant plusieurs 

 heures, puis on l'ouvre, et l'on fait aussitôt une mesure qui donne une 

 valeur très approchée, sinon exacte, de la différence de [)Otentiel cherchée. 

 L'électrode positive de ce couple ayant une très petite surface, les pro- 

 duits d'oxydation formés par l'action de l'air jie s'élaborent qu'en faible 

 quantité; ils sont complètement réduits par la fermeture en court circuit 

 et ne se reforment pas assez vite pour troubler sensiblement la mesure. 



