( 06i ) 



passf»nt à un repère fixe lorsque l'on fait tourner la lunette. Ce nombre 

 exprime, en centièmes de seconde de temps, l'ordre de l'erreur à craindre 

 dans les observations de passage. 



» L'expérience, avons-nous dit, ne dure que quelques instants. Cette 

 circonstance permet de n'avoir pas à redouter un déplacement des franges 

 occasionné par des variations de température dans les différentes pièces 

 de l'appareil. 



» Cette méthode a été appliquée, à l'Observatoire, à la lunette méri- 

 dienne de Gambey. Elle a décelé, sur la surface des tourillons, des irré- 

 gularités qui ne sont pas complètement négligeables au point de vue des 

 observations. » 



OPTIQUE. — Mesure du pouvoir absorbant pour la lumière, de larjies minces 

 possédant la réflexion métallique. Note de M. Salvador Blocu, pré- 

 sentée par M. Lippmann. 



« Lorsqu'on se propose la mesure du pouvoir absorbant de lamelles 

 métalliques, il est nécessaire, si l'on veut éviter la mesure du pouvoir ré- 

 flecteur sous l'incidence normale, d'avoir deux lames d'épaisseurs inégales 

 mais de même pouvoir réflecteur. 



» Me proposant de mesurer l'absorption par les pellicules d'aspect mé- 

 tallique, obtenues avec du collodion coloré par la fuchsine, dont j'ai déjà 

 indiqué l'emploi (^Comptes rendus, t. CXI et CXVI), je m'attendais à de 

 longs tâtonnements pour en obtenir qui fussent identiques avec des épais- 

 seurs inégales. Je reconnus, au contraire, que deux pellicules, obtenues 

 eu versant sur deux glaces des couches inégales du même liquide qu'on 

 évapore ensuite dans les mêmes conditions, présentent, lorsqu'elles ont 

 des surfaces bien réfléchissantes et sans défaut, une remarquable identité : 



1) Je me suis assuré de cette identité par deux procédés : 



» 1° En étudiant au compensateur de Babinet l'eilipticité des rayons verts (raie E) 

 réflécliis sur la pellicule. Dans l'appareil que j'ai employé, le cercle divisé portant le 

 miroir est indépendant des autres pièces, il peut s'élever par une vis micrométrique et 

 recevoir, en outre, un mouvement de translation latéral, de sorte qu'on peut explorer 

 la surface réfléchissante sur toute son étendue. J'ai toujours opéré avec la lumière so- 

 laire, ce qui permet de mesurer les difl'érences de phase au ~^ de X. Pour des pelli- 

 cules identiques, sous aucune incidence, on n'a entre les difl^érences de phases d'iné- 

 galité atteignant cet ordre de grandeur. De plus, pour l'incidence jirincipale, l'azimut 

 de polarisation rétablie est le même, au degré de précision que comporte l'appareil. 



