( 27 ) 

 M Dans des conditions atmosphériques analogues, aux îles du Salut, je 

 n'ai constaté aucun abaissement sensible de température pendant l'éclipsé 

 du 22 décembre 1889, tandis que, par un ciel d'une grande pureté, à la 

 Canée, le thermomètre s'est abaissé de 6° pendant l'éclipsé annidaire 

 de iSgo. J'ajouterai qu'à l'île Caroline, en i883, l'abaissement de tempé- 

 rature produit par l'éclipsé a été de 2°, 2. » 



MÉCANIQUE. — Sur un hydrocinémomètre enregistreur. Note de M. Ci.erc, 



présentée par M. Poincaré. 



« Au cours d'expériences entreprises, sous la direction de M. l'ingénieur 

 en chef Caméré, pour rechercher et étudier les variations des efforts né- 

 cessaires à la traction des bateaux dans les biefs de la basse Seine, j'ai 

 songé à employer le tube de Pitot pour mesurer la vitesse relative d'un ba- 

 teau par rapport au courant de la rivière. Mais cet emploi présentait une 

 difficulté capitale, provenant de la fluctuation du bateau auquel doit être 

 adapté l'appareil mesureur. La combinaison que j'ai imaginée, et qui est 

 représentée schématiquement sur la figure ci-contre, résout cette diffi- 

 culté. 



» Deux manchons verticaux T et T' sont disposés à l'intérieur du ba- 

 teau et communiquent avec la rivière par des tubes horizontaux; le tube du 

 manchon T est ouvert du cùté de l'avant; celui du manchon T' est recourbé 

 pour s'ouvrir vers l'arrière. Dans ces conditions, si le bateau est mis en 

 marche, l'eau s'élève dans le manchon T d'une hauteur H et s'abaisse dans 

 le manchon T' d'une hauteur H' par rapport au niveau extérieur MN. La 



somme H + H' est proportionnelle à — - (p étant la vitesse relative du ba- 



teau par rapport au courant). 



» Des flotteurs F et F' sont placés dans les manchons T et T'. Au flotteur 

 F est attaché un fil, qui, après avoir été renvoyé sur les poulies fixes R et 

 S, s'enroule sur l'une des deux gorges de la poulie mobile P, est renvoyé 

 sur les poulies fixes a; et j' et aboutit au contrepoids qui porte l'aiguille 

 indicatrice a, qui se déplace le long de l'échelle fixe de l'appareil. Au flot- 

 teur F' est attaché un autre fil, qui, après avoir été renvoyé sur la poulie 

 fixe z, s'enroule sur la deuxième gorge de la poulie mobile P et vient au 

 piton fixe E, auquel son extrémité est attachée. Le contrepoids du flotteur 

 F se déplace dans un tube vertical fendu suivant une génératrice pour lais- 



