( 368 ) 



nombre de stations fondamentales; la plus grande précision est alors la 

 seule condition à laquelle on doive avoir égard. 



» 2° La mesure de l'intensité relative (par rapport aux stations fonda- 

 mentales) dans de nombreuses stations secondaires; on doit introduire ici 

 des simplifications qui permettent d'obtenir une exécution rapide avec un 

 matériel aussi simple que possible, tout en réalisant une précision déter- 

 minée, fixée d'avance. 



» Une mesure de l'intensité absolue exige environ un mois d'un travail 

 assidu, tandis que deux jours suffisent, avec les nouveaux appareils de 

 M. Defforges, pour obtenir l'intensité relative dans une des stations se- 

 condaires. 



» Pour ce qui concerne la mesure absolue, nous rappellerons que les 

 nombreux perfectionnements introduits par M. Defforges ont été déjà sou- 

 mis à l'Académie, qui les a favorablement appréciés et a décerné à l'auteur 

 le Prix Gay en i885. La Commission actuelle est heureuse de constater 

 que toutes les prévisions formulées alors ont été réalisées; la méthode a 

 étéappliquée huit fois, à Nice, Breteuil, Paris (1889 et 1890), Greemvich, 

 Rosendaël, Alger, Marseille et Rivesaltes, La concordance parfaite des 

 déterminations obtenues en un même lieu avec des couples de pendules 

 différant par la longueur et le poids donne une sécurité complète. 



» Les mesures de l'intensité relative ont été obtenues avec le pendule 

 réversible inversable de M. Defforges oscillant dans le vide. Cet instrument, 

 bien que court et léger, remplace avantageusement les pendules longs et 

 lourds, d'un maniement difficile, reconnus nécessaires dans les expéditions 

 antérieui'es. On l'a employé dans vingt-huit stations, et il a justifié toutes 

 les espérances que l'auteur avait conçues en le combinant. Il a fourni 

 l'approximation de ,^„'„^,, avec la plus grande facilité; c'est réellement 

 l'appareil pratique pour les observations lointaines. 



» Il est nécessaire de faire ressortir l'esprit scientifique qui a présidé à 

 ce grand travail sur le pendule. M. Defforges s'est livré à une étude appro- 

 fondie de toutes les causes d'erreur du pendule réversible, et il a réussi 

 soit à les éliminer, soit à mesurer leur infiuence d'une façon rigoureuse. Il 

 faut citer notamment ses belles expériences sur l'élasticité du support et 

 sur le mouvement de glissement du couteau. 



» Il nous reste l\ parler des résultats importants qui se dégagent des 

 observations, au point de vue de la Géodésie, de la Géologie et de la Phy- 

 sique du Globe. 



» Les valeurs numériques trouvées dans trente-cinq stations, pour Fin- 



