(387 ) 



» La détermination de la densité de ces gaz peut, croyons-nous, four- 

 nir de précieuses indications et, dans un grand nombre de cas, faire con- 

 naître avec autant de certitude que l'analyse la composition de mélanges 

 gazeux simples. Cela m'a engagé à rechercher une méthode rapide, qui 

 n'exigeât aucune manipulation et qui fût susceptible de donner la densité 

 des gaz aussi aisément que les aréomètres donnent celles des liquides. 



» La méthode que j'ai adoptée consiste à plonger, l'une dans l'air, l'autre 

 dans le gaz à étudier (placées dans les mêmes conditions), deux sphères 

 creuses de même volume, préalablement équilibrées dans l'air. L'équilibre 

 est rompu et un poids P est nécessaire pour le rétablir. F' représente la 

 différence des pertes de poids éprouvées par les deux sphères. 



» Celle qui est plongée dans l'air perd un poids 



0,001293 cH 



P "" (I -4- It) 760 ' 



» Celle qui est immergée dans le gaz de densité d Hes conditions de 

 température et de pression étant les mômes) a perdu 



0,OOI2q3('H , 



' (l 1- ■3.1) 700 



et 



n / 0,001293 cH , , , 



'^ ^ (i-f- dt) 760 ^ ^ 



» La densité du gaz est donc 



, „ 760 I M- ai 



o , 001290 (' 



H 



M Le volume v des ballons a été déterminé avec soin et la quantité 



1 —- = k est la constante de l'instrument. 



o , 001293c 



» L'appareil qui permet de réaliser ces conditions se compose, en outre 

 des sphères (') et de la balance, d'une caisse à doubles parois métalliques 

 divisée en deux compartiments complètement séparés, dans chacun des- 

 quels est logée l'une des sphères. Un couvercle laisse seulement passer 

 les fds de suspension. L'intervalle entre les parois est rempli d'eau, afin 

 d'assurer l'égalité de température dans les deux compartiments. Ceux-ci 

 sont primitivement remplis d'air, afin d'équilibrer les deux ballons. 



(') Les sphères sont en verre, ou en métal embouti (aluminium ou cuivre doré). 

 G. K., 1893, 2' Semestre. (T. CXVII, N» 11.) 5l 



