( 388 ) 



» L'un des compartiments porte, à la partie inférieure, un tube métal- 

 lique assez long, bourré de tournure de cuivre et immergé dans l'eau de 

 la caisse. Ce tube vient déboucher au dehors; il sert à introduire le gaz 

 dont on veut déterminer la densité et à lui faire prendre la température 



de l'appareil. Ce gaz a été préalablement séché; des matières desséchantes 

 sont également placées dans les deux compartiments. 



» On fait arriver ainsi le gaz dans la boîte pour chasser l'air, et l'on 

 maintient un courant lent et continu. 



» Quand on veut prendre la densité du gaz, il suffit de rétablir l'équi- 

 libre eu ajoutant un poids convenable P dans l'un des plateaux de la 

 balance, et de lire la température de l'appareil et la pression atmosphé- 

 rique. La densité est donnée de suite par la formule très simple 



d= I 



P^ i^^ (•). 



La détermination de la densité du gaz se réduit donc à une pesée unique, 

 et peut être fréquemment renouvelée. Si l'on a soin de maintenir le cou- 

 rant gazeux dans l'appareil, on peut suivre ainsi les variations de compo- 

 sition des gaz aux diverses périodes d'une opération. 



)) La détermination est susceptible d'une assez grande exactitude, qui 

 est fonction de la sensibilité de la balance et de la perfection du jaugeage 

 des ballons. 



(') 11 est facile de dresser une table, à deux entrées, où seront calculées d'avance 

 les valeurs de k x — jj — pour les différentes valeurs ordinaires de t et H. 



