( 389) 



» Dans le but de rendre l'application de cette méthode plus pratique, 

 j'ai modifié, en collaboration avec M. Georges Frère, ce premier appa- 

 reil, de façon à en faire un véritable densimètre pour les gaz. Un courant 

 continu de gaz circule dans l'appareil, et les variations de la densité, etpar 

 conséquent de la composition du mélange gazeux, sont indiquées d'une 

 façon continue et automatique, par la situation de l'aiguille de la balance 

 sur un cadran convenablement divisé. On peut ainsi connaître à tous les 

 instants la composition des produits gazeux par une simple lecture. 



» L'application que nous avions surtout en vue, en créant cet appareil, 

 était l'étude méthodique de la combustion dans divers systèmes de foyers, 

 et surtout le réglage de l'admission de l'air dans les foyers générateurs, 

 fours, etc. 



» A part quelques usines, trop peu nombreuses, dans lesquelles on pra- 

 tique l'analyse des gaz de foyers, on peut dire que la combusiion est tou- 

 jours effectuée avec un grand excès d'air, non seulement inutile, mais nui- 

 sible, et qui est quelquefois lo fois égal au volume nécessaire. Il on résulte 

 une perte considérable de combustible. La cause en est dans l'ignorance 

 où l'on se trouve de la composition des gaz de combustion, et dans le dé- 

 faut de réglage de l'air qui en résulte nécessairement. 



» La détermination de la densité des produits gazeux permet de se 

 rendre compte très facilement de cet état de choses. 



« A de rares exceptions près, on peut considérer les gaz de foyer 

 comme formes du produit normal de combustion (79 volumes d'Az et 

 21 volumes de C0-) dont la densité est voisine de i,oS'j5, et de l'air en 

 excès. La densité des gaz varie donc avec l'excès d'air. 



» L'appareil est gradué de façon que chaque position de l'aiguille in- 

 dique la proportion d'acide carbonique renfermée dans le gaz, et cette 

 proportion, qui est théoriquement 21 pour loo, n'atteint dans la pra- 

 tique que 18 pour 100, sauf dans l'emploi des gazogènes. Dans un grand 

 nombre d'usines, elle varie entre 8 et 6, et tombe dans bien des cas 

 malheureusement à 4 et même à 2. 



» Les indications fournies par l'appareil permettent de modifier l'ad- 

 mission de l'air et d'éviter des combustions aussi onéreuses. Cet appareil 

 nous a permis d'entreprendre l'étude des conditions de meilleure marche 

 dans les divers systèmes de chauffage. 



» Une autre application de cet appareil, qui a également fixé notre atten- 

 tion, est relative à la recherche et au dosage du grisou. Avec des sphères 

 d'un litre de capacité et en faisant usage d'une balance sensible au demi- 



