264 ANNALES DE LA SCrENCE AGRONOMIQUE. 



culture*, expliquent les insuccès dont nous avons parlé plus haut, et 

 prouvent que ce métal ne peut pas être employé sans inconvénient 

 dans l'étude de certains infiniment petits. 



55. Obligés de renoncer aux appareils précédents, nous avons, 

 après plusieurs tentatives infructueuses, adopté le dispositif de la 

 figure 8, p. 265. 



Une boule A, de 150 centimètres cubes de capacité environ, est 

 soudée à deux tubes diamétralement opposés. Le tube inférieur est 

 retourné en bec effilé a ; le tube supérieur porte un tube de déga- 

 gement capillaire B, et un étranglement c, au-dessus duquel on place 

 une bourre de coton b. 



Les ouvertures a et d étant scellées à la lampe, on flambe cet ap- 

 pareil dans un poêle à air chaud; pendant le refroidissement, l'air se 

 purifie sur la bourre de coton. 



Pour introduire un liquide, bouillon ou semence, on y plonge le 

 tube cl préalablement flambé et ouvert, et on aspire par b. On retire 

 ensuite d, on le flambe, et on détache à la lampe l'extrémité b. 



L'appareil ainsi ensemencé est plongé dans un bain-marie à tem- 

 pérature constante, comme le montre la figure 9 oùT est un ther- 

 momètre et R un régulateur de M. Dupetit^ 



Le tube abducteur seul et la pointe c sortent du bain. Le tube à 



1. M. Rover a montré que les vapeurs de mercure peuvent se diffuser à travers les 

 liquides (Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux. 

 2« série, t. IV, p. xiv, xxvii et 259). 



2. Le régulateur dont nous nous servons a été imaginé par M Dupetit [Mémoires 

 de la Société des Sciences plnjsiques et naturelles de Bordeaux. 2* série, t. Y, p. 47 l 



Il se compose (fig. 10 et 11) d'un gros réservoir A contenant du mercure et du 

 pétrole superposés; un tube central B, soudé au réservoir dans sa partie rétrécie, 

 plonge dans le mercure M et est lui-même renipli de ce liquide. Far sa dilatation, le 

 pétrole fait monter le mercure dans le tube B; en même temps un flatteur en verre F, 

 lesté en m. et dont les mouvements sont facilités par quelques gouttes d'eau glycérinée, 

 se soulève et vient fermer plus ou moins Toritice d'arrivée du gaz. L'obturation est 

 obtenue à Taide d'un disque de verre D, relié au llotteur par un petit ressort en spi- 

 rale r; une tige métallique /, qu'on peut élever ou abaisser à volonté, permet de 

 laisser entre le tube à gaz C et le disque D l'ouverture nécessaire à l'entretien de la 

 flamme minimum du bec. On règle à des températures plus ou moins élevées, en 

 remontant plus ou moins le tube C, qui est maintenu dans l'axe de l'appareil à l'aide 

 d'une couronne de bourrelets de verre b. 



Cet appareil est d'une très grande sensibilité. 



