470 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE. 



appareil de M. Tissandier, publié dans le journal la Nature. Les ré- 

 sultats auxquels il est arrivé constituent un notable progrès; mais 

 la construction de son appareil est trop délicate, à cause de la pré- 

 sence de deux longs tubes au sein d'une colonne étroite de marbre, 

 de sulfure de fer ou de grenaille de zinc. De plus, l'élimination des 

 liquides épuisés se pratique au moyen d'un tube de sûreté plongeant 

 jusqu'au fond de l'appareil, ce qui nécessite dans celui-ci une pres- 

 sion minima relativement considérable pour que cette élimination se 

 produise (80"" d'eau environ). Enfin les quantités de gaz obtenues 

 par M. Cloëz n'ont pas dépassé 3',50 à l'heure pour l'hydrogène, 

 d'après les chiffres que l'auteur lui-même donne dans son mémoire. 

 J'ai utilisé pour la préparation des gaz, sous pression et à débit 

 constants, les dispositions imaginées autrefois par M. Th. Schlœsing 

 dans ses recherches classiques sur la dissolution des carbonates et 

 sur la nitrification. 



Dans les deux cas, il fallait obtenir pendant très longtemps un cou- 

 rant lent d'acide carbonique pur, à une pression très faible; de 

 petites trompes à eau puisaient l'acide carbonique et l'envoyaient 

 dans les appareils où il devait être utiUsé. 



La forme à laquelle je me suis arrêté permet d'obtenir très faci- 

 lement, avec de petits appareils, de l'acide carbonique, de l'hydro- 

 gène et de l'acide sulfhydrique dans les conditions suivantes : 



1° A des pressions variant de 1 centimètre à 1 mètre d'eau, ou 

 plus, suivant les besoins; 



2° Sous des débits de 1 à 60 litres à l'heure pour rhydrogène^ de 

 4 à 40 litres pour l'acide carbonique et de i à 15 htres pour l'acide 

 sulfhydrique, tout en épuisant complètement les acides employés 

 pour le dégagement. L'appareil présente, en outre, cet avantage qu'il 

 permet de faire varier le débit et la pression du gaz indépendamment 

 l'un de l'autre. 



Il se compose d'un flacon de Mariotte F, d'une contenance de 5 à 

 10 litres, rempli d'acide chlorhydrique étendu, muni à sa tubulure 

 inférieure d'un long tube capillaire S recourbé comme l'indique la 

 figure. 



Ce tube est destiné à donner un débit très lent d'acide. Il suffit de 

 le faire tourner autour de sa partie horizontale de manière à le rele- 



