474 ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE. 



l'appareil produira 4 équivalents d'acide carbonique, soit 44 litres 

 environ dans le même temps. 



En étendant l'acide de son volume d'eau sans changer l'appareil, 

 on n'obtiendra plus que 22 litres à l'heure, etc. J'ai vérifié le fait 

 pour l'acide à 1 équivalent de HGl : un litre de cet acide dégage 

 11 litres d'acide carbonique. 



11 ne faudrait pas diluer outre mesure l'acide; car il n'attaquerait 

 plus suffisamment le marbre. Dans les cas où l'on désire de très 

 faibles débits, il vaut mieux employer en même temps un tube long 

 de très petit diamètre et un acide peu concentré. 



En général, il est bon de combiner ces deux manières de régler 

 l'écoulement : on assure ainsi une marche plus régulière. 



L'épuisement de l'acide se fait d'une façon à peu près complète, 

 même avec des colonnes de marbre, de zinc ou de sulfure de fer de 

 peu de longueur. 



On en aura la preuve dans le tableau suivant qui résume quelques 

 expériences. Le débit était estimé en recueillant les gaz sur l'eau 

 dans des cloches graduées. 



Pour l'acide sulfliydrique, on employait une cuve dont l'eau était 

 saturée à l'avance de ce gaz. 



J'ai fait en outre, comme vérification, une détermination par pesée 

 en absorbant H S desséché au moyen de ponce imprégnée de sulfate 

 de cuivre anhydre. L'acide chlorhydrique employé contenait environ 

 144 gr. HGl par htre. 



Je me suis assuré d'ailleurs que les débits restent constants tant 

 qu'il y a dans l'éprouvette une quantité suffisante de matière solide. 



