(94 ) 



PHYSIQUE. — Sur un mode d'enlrelieii du pendule. Note île M. A. Guillet, 



présentée par M. Lippmann. 



« M. Lippmann a conçu et réalisé un pendule entretenu sans perturba- 

 tion et dont le fonctionnement repose sur la proposition suivante (') : 



» Si deux impulsions égales sont imprimées au pendule en un même point 

 de sa trajectoire, l'une à la montée et l'autre à la descente, les perturbations 

 qu elles produisent sont égales et de sens contraire. 



» La perturbation totale est donc rigoureusement nulle, quand même 

 les impulsions n'auraient pas lieu exactement au passage par la verticale. 



M J'ai satisfait à ces conditions eu produisant les impulsions au moyen des 

 courants d'induction dus à la fermeture et à l'ouverture d'un circuit in- 

 ducteur; le pendule ouvre et ferme le circuit inducteur, lorsqu'il passe 

 par la verticale dans les deux sens. 



» Voici le mécanisme de l'entretien d'un pendule, d'une installation 

 rapide et commode, que j'ai construit et étudié au laboratoire de la Sor- 

 bonne. 



)i Un doigl triangulaire i {Jig. i) de faible masse est fixé par son centre de gravité 

 sur le milieu d'un (il d'argent très fin, tendu horizontalement. Il est relié au pendule SL 

 par le fil de cocon qd. A l'aller, lorsque le pendule passe par la verticale en se rendant 

 vers le doigt, celui-ci vient reposer sur une lame de platine a. Le circuit primaire, 

 dont les extrémités aboutissent aux deux pièces isolées s, a, se trouve alors fermé. Le 

 courant inducteur, d'intensité I, développe, en s'établissant dans l'un des circuits d'un 

 petit transformateur B, une quantité d'électricité Kl qui s'écoule instantanément à 

 travers la bobine b en produisant une impulsion attractive sur l'aimant NS solidaire 

 du pendule. Au retour, le pendule soulève le doigt i à l'instant où il passe par la ver- 

 ticale, la quantité d'électricité Kl, induite à l'ouverture du courant inducteur, s'écou- 

 lant dans la bobine b dans un sens opposé à celui de l'électricité précédemment 

 induite, produit une impulsion répulsive qui favorise encore le mouvement du pendule. 



» Pour régler le contact on s'aide d'un téléphone intercalé dans le circuit inducteur, 

 ou dans le circuit induit. L'équidislanca des tops indique que le courant inducteur est 

 fermé et ouvert à l'instant des passages par la verticale. Pour une amplitude de 

 quelques minutes les levées et les appuis du doigt i doivent se faire nettement. La 

 vis a ou dans d'autres modèles les vis calantes du trépied K qui supporte tout l'appareil 

 permettent de régler le contact. 



» Pour faire fonctionner et régler l'appareil dans le vide, ou même dans 



(') N'oir Comptes rendus, t. CXXll, séance du 1 3 janvier 1896. 



