( 34o ) 



RADIOGRAPHIE. — Appareil permettant de prendre des radiographies de la 

 cage thoracique soit en inspiration, soit en expiration; résultais obtenus. 

 Note de M. Guilleminot, présentée par M. Bouchard. 



« L'observation faite par M. le professeur Bouchard, des mouvements 

 d'ampliation de l'oreillette droite isochrones aux mouvements respiratoires, 

 m'a donné l'idée de construire un appareil permettant de fixer par la 

 radiographie l'image des organes intrathoraciques, soit pendant l'inspira- 

 tion, soit pendant l'expiration. 



» L'emploi de cet appareil nous a permis, d'une part, de vérifier le fait 

 constaté radioscopiquement par M. Bouchard, et, d'autre part, de prévoir 

 des résultats intéressants sur le fonctionnement du diaphragme, ou l'aspect 

 des organes sains ou malades aux deux phases de la respiration. 



» L'appareil se compose de deux parties : une ceinture adaptée à la taille du sujet; 

 un interrupteur du circuit générateur des rayons X. 



» 1. Ceinture. — Le jeu de cette ceinture est destiné à fermer ou ouvrir automa- 

 tiquement le circuit de trois éléments Leclanché, circuit renfermant l'électro-aimant 

 de l'interrupteur des rayons X que nous décrirons tout à l'heure. 



» Elle se compose d'une ceinture de cuir, dont la boucle est tournée en arriére du 

 sujet. Coupée en avant, chacun de ses chefs porte une plaquette de buis. Les deux 

 plaquettes sont sans cesse attirées l'une vers l'autre par des caoutchoucs dont on peut 

 régler la force suivant le sujet pour que les deux plaquettes puissent s'écarter libre- 

 ment à l'inspiration. 



» L'une d'elles porte un crochet auquel se fixe une corde à violon tenue toujours 

 tendue au-dessus de la deuxième plaquette par un caoutchouc fixé à son extrémité. 

 La corde glisse à frottement doux dans un bras de levier très léger, dont l'axe est 

 maintenu par deux bornes fixées à cette deuxième plaquette. Une poulie de grand 

 diamètre (i'^'",5) assure la direction constante de la corde tout en lui laissant sa 

 mobilité. 



» Dès lors, tout mouvement d'inspiration ou d'expiration se traduit par un mouve- 

 ment de la corde à violon, et, par suite, du bras de levier dans un sens ou dans l'autre. 

 La course de ce bras de levier est limitée entre deux vis de réglage. On comprend 

 qu'ainsi, quelle que soit l'amplitude, quelles que soient les irrégularités de la respi- 

 ration, l'appareil est toujours au point pour traduire par une oscillation du levier le 

 moindre mouvement en plus ou en moins de la circonférence du corps et qu'en outre 

 ce levier conserve sa même position tant que dure le même mouvement, si prolongé 

 ou si étendu qu'il soit. 



» Le reste du dispositif est simple. Le levier entraîne dans son mouvement une tige 

 perpendiculaire qui supporte à son extrémité un conducteur en U renversé plongeant 



