( 833 ) 



de l'objectif : il reste ainsi à la portée de l'observateur, et le point du 

 champ que l'en observe reste fixe, par rapport aux repères, pendant la 

 rotation de l'analyseur. 



» Dans ces conditions, l'analyseur se trouvant être traversé par un 

 faisceau de lumière divergente, toute observation précise devient impos- 

 sible si l'analyseur employé est un nicol ordinaire. Si l'on cherche, en 

 effet, à éteindre un faisceau de lumière polarisée rectiiignement, on con- 

 state l'apparition, dans le champ, d'une b:mde noire diffuse, lentement 

 mobile avec l'analyseur, qui se scinde en deux si l'on emploie un système 

 producteur de pénombres. On ne saurait, par suite de la dissymélrie du 

 champ, réaliser l'égalité de teinte en un point donné. 



» Cet inconvénient des niçois ordinaires, qui passe inaperçu dans les 

 saccharimètres parce que l'on y fait usage de lumière sensiblement paral- 

 lèle, lient à l'obliquité de l'axe optique du spath qui constitue le nicol sur 

 la direction moyenne du faisceau lumineux qui le traverse. Il disparaît 

 entièrement si l'analyseur employé a ses faces d'entrée et de sortie de la 

 lumière normales à la direction moyenne du faisceau et parallèles à l'axe 

 optique du spath. M. S. -P. Thompson a donné {Phil. Mag., 1886) tous les 

 renseignements pratiques relatifs à la construction de pareils analyseurs. 



» Il suffit, pour achever la description de Ifappareil, d'ajouter qu'une 

 ])etite lunette de Galilée permet de viser, à travers l'analyseur, dans le 

 plan de la lame mince à deux rotations. L'ensemble constitue l'oculaire 

 de la lunette astronomique dont j'ai signalé l'emploi, dont l'objectif peut 

 être formé par une lentille quelconque, de verre non trempé. 



» J'ai appliqué cet appareil à la détermination des constantes optiques 

 du quartz (pouvoir rotatoire et biréfringence) pour la radiation verte du 

 mercure (>. = 01^,54607424). Le quartz employé est celui qui constitue le 

 cube qui m'a servi pour la détermination du kilogramme; sa densité est 

 c?= 2,600732. 1 



» Pouvoir rotaloire. — Je me contenterai de donner les résultats des 

 mesures. J^e pouvoir rotatoire d'une lame ayant i"^'" d'épaisseur à 0° est 



p = 255°, Ï71 + o°,oo4G(i— i5°). 



» Biréfringence. — La méthode employée est celle de MM. Friedel et 

 Dongier ('). La lumière incidente, polarisée à 45° du plan de section 

 principale de la lame étudiée, traverse, à la suite de cette dernière, un 



(') Comptes rendus, t. CXVI, p. 272; t. CXXII, p. 3o6, io5i et 1194. 



