( 864 ) 



annulant l'aclion terrestre sur le balancier par celle d'un barreau aimanté 

 compensateur; j'y suis parvenu de la manière suivante : 



» J'ai taillé en liège un disque exactement de même forme que la montre, et mar- 

 qué sur l'une des faces les heures XII, III, VI et IX, ainsi que la projection de l'axe 

 du balancier situé sur le rayon de l'heure IV à 12"" du centre du cadran. 



» Ce point a été pris comme centre d'une entaille cylindrique dans laquelle la pe- 

 tite boussole précitée a été encastrée. Ce liège fixé sur le support horizontal tournant 

 décrit plus haut permet donc de placer le centre de la boussole exactement à la place 

 où se trouve l'axe du balancier dans toutes les orientations delà montre. A l'aide d'un 

 bras articulé convenablement assujetti sur la partie fixe du support, on approche un 

 petit barreau aimanté vertical, de manière à rendre astatique l'aiguille de la boussole : 

 on est ainsi assuré d'avoir annulé l'influence de la terre, dans le petit espace où se 

 meut le balancier, lorsqu'on remplace le liège par la montre orientée dans le même 

 azimut. A chaque changement d'orientation, la même substitution de la boussole est 

 faite et le même réglage asiatique opéré. 



» Conformément aux prévisions, la marche diurne de la montre observée dans les 

 quatre azimuts est restée sensiblement la même, c'est-à-dire indépendante de l'orien- 

 tation : 



XII. III. VI. IX. 



1900. Nov. 19 - nov. 27 i7%6o 18^,95 17'', 10 17^20 



» Les irrégularités sont de l'ordre des erreurs inhérentes au mécanisme 

 et à l'imperfection de la compensation magnétique : la vérification est donc 

 aussi satisfaisante que possible. 



» Ces observations conduisent aux conclusions suivantes : 



)) 1° Les chronomètres de précision sont influencés par les variations 

 du champ magnétique où ils sont placés dans une mesure qui dépend du 

 degré d'aimantation du balancier et du spiral. 



» Celte influence est particulièrement à craindre à bord des bâtiments 

 en fer, surtout par les changements de route qui modifient le champ ma- 

 gnétique en direction et en intensité. 



» 2° Il importerait donc, avant de procéder à l'étude de la marche des 

 chronomètres, de déterminer le moment magnétique du balancier ('). 

 muni ou non de son spiral : il est probable qu'on n'en trouvera aucun 

 absolument dépourvu de magnétisme. 



» 3" Dans les observatoires où l'on étudie la marche des chronomètres. 



(') Il suffit d'observer, à une distance convenable, la déviation exercée sur un 

 petit aimant suspendu à un fil sans torsion et muni d'un miroir. Four ramener la 

 mesure aux unités C. G . S., on comparera avec la déviation produite par un barreau de 

 moment connu. 



