( 338 ) 



pendant toute la durée du service quotidien; elle se manifeste, non par 

 des déplacements soutenus des aimants, mais par des séries de vibrations, 

 symétriques de part et d'autre de l'axe des courbes. L'effet produit, très 

 variable, est en raison de la dépense d'énergie, et présente des maxima 

 qui semblent correspondre principalement aux démarrages des voitures 

 après les arrêts. 



)) Si le courant perturbateur faisait subir à l'axe magnétique de l'aimant 

 des déplacements réels, il n'y «urait sans doute aucun mode de correction 

 susceptible d'éliminer cette cause d'erreur; mais, en raison de la forme 

 particulière des troubles observés, il est possible, sinon de les supprimer 

 en toute rigueur, au moins de les atténuer jusqu'à les rendre négligeables 

 dans la pratique. Il suf6t pouf cela de réaliser les trois conditions sui- 

 vantes : 1° emploi de barreaux à section carrée ou rectangulaire, forte- 

 ment aimantés; 2° augmentation, par l'addition d'une pièce de cuivre, du 

 moment d'inertie du système oscillant; 3" usage d'un amortisseur. 



» J'ai modifié d'après ces règles un déclinomètre et un bifilaire, en 

 choisissant des barreaux carrés de o",o5 de long sur 5™" de large dont 

 l'intensité d'aimantation soit voisine de 200, en employant un étrier de 

 forme spéciale, qui augmente de ^ environ le moment d'inertie du système 

 oscillant, enfin, en disposant l'aimant de façon que l'une de ses faces 

 oscille immédiatement au-dessus d'une plaque de cuivre rouge. La marche 

 de ces deux appareils a été suivie régulièrement pendant quelque temps, 

 au moven de l'enregistrement habituel; la balance magnétique, déjà peu 

 sensible de sa nature, se prêterait sans doute plus difficilement aux modi- 

 fications nécessaires. 



» L'enregistreur magnétique de M. Mascart permettant l'emploi d'un 

 troisième instrument, j'en ai profité pour recueillir en même temps les 

 indications fournies par un bifilaire normal; on peut ainsi juger, à pre- 

 mière vue, de l'importance du mode de correction sur les variations de la 

 composante horizontale. 



» Une première série d'expériences a été faite à l'observatoire du Parc 

 Saint-Maur. Grâce à l'obligeance de M. le Général Gouverneur de Paris, 

 on a pu obtenir deux autres séries dans les forts de Vincennes et de 

 JNogent, au voisinage plus immédiat de la cause perturbatrice ('). 



(' ) M. le Colonel Directeur de l'Artillerie du fort de Vincennes et M. le Commandant 

 d'Armes du fort de Nogent nous ont donné les plus grandes facilités pour l'installation 

 temporaire du magnétographe. Nous leur adressons tous nos remercîments. 



