( 4o7 ) 



GÉODÉSIE. — Nouveau dispositif d'appareils servant à la mesure des 

 bases géodcsiques. Note de M. Alphonse Berget, présentée par 

 M. Lippmann. 



« Les appareils qui vont être décrits dans cette Note sont destinés à la 

 mesure des bases géodésiques en supprimant une partie des corrections 

 que nécessite l'emploi desappareilsaujourd'huienusage, etenrendantplus 

 certaines celles de ces corrections que l'on ne peut supprimer. 



» Le principe de l'appareil existe dans la substitution, aux règles de 4™, 

 en fer, posées de champ sur deux supports, de règles plates, également de 

 fer, mais flottant sur un bain de mercure. 



» Chaque règle flotte à la surface d'un bain de mercure contenu dans une auge plate, 

 en fonte, renfermant juste assez de mercure pour assurer le flottage de la règle. Cette 

 auge a une longueur intérieure de ^oi"^"'; elle repose sur un trépied analogue à ceux, 

 qui servent à supporter les règles aujourd'hui en usage. On rend le fond de l'auge 

 grossièrement horizontal à l'aide d'un niveau à bulle. 



» Chaque règle sert de support à un système optique formé d'une lentille et d'un 

 réticule, chacune de ces pièces étant placée à une extrémité de la règle et munie des 

 trois rappels nécessaires pour assurer par un triple réglage en hauteur, en largeur et 

 en longueur le parallélisme de l'axe optique du système ainsi constitué avec l'axe 

 géométrique de la règle; aux extrémités de chaque règle sont encastrées les mouches 

 de platine portant les traits de repère qui en définissent la longueur. 



» Deux robinets de fer sont placés aux extrémités de chaque auge; l'un d'eux sert 

 à vider l'auge quand l'opération est terminée; nous verrons plus loin l'usage du se- 

 cond. 



i> Pour mettre les règles en position, on commence par faire un réglage grossier: 

 1° de l'horizontalité des auges à l'aide d'un niveau placé sur leurs fonds, 2° de la coïn- 

 cidence de leurs directions, à l'aide de deux viseurs à pinnules qu'elles portent sur 

 leurs côtés droits. 



» On verse ensuite dans chacune d'elles la petite quantité de mercure nécessaire, et 

 l'on pose sur le mercure les deux règles, maintenues en largeur et en longueur par des 

 rouleaux d'acier verticaux dont on peut commander la position de l'extérieur de la 

 cuve, à l'aide de vis de réglage qui en traversent les parois. 



» On réunit ensuite par un tube de caoutchouc très court les robinets terminaux 

 des deux cuves voisines, et l'on ouvre ces robinets : le mercure se met au même niveau 

 dans les deux auges, qui constituent ainsi deux vases communicants. Il n'y a plus alors 

 qu'à régler les axes optiques des deux systèmes de façon que, dans le plan horizontal 

 commun dans lequel ils se trouvent, ils se prolongent l'un l'autre : les vis de réglage 

 latérales servent à cela. On installe alors, comme dans les systèmes actuellement en 

 usage, les microscopes destinés à mesurer l'écart entre les repères voisins des deux 



