( 4o8 ) 



règles consécutives, el l'on reporte la règle 1 à la suite de la règle 2, après les avoir 

 retournées bout pour bout afin de permettre de nouveau l'observation de la coïnci- 

 dence des axes optiques. 



» Les avantages de ce dispositif sont les suivants : 



» i" On n'a plus à se préoccuper de régler l'horizontalité des règles 

 ou de calculer leur projection sur l'horizontale, puisqu'elles se mettent 

 horizontales par le fait même qu'elles flottent; 



» 2° Les deux règles consécutives étant forcément dans un même plan 

 horizontal, la mise au point du microscope sur le repère terminal de la 

 règle n° i est la même pour la règle n° 2; on n'a donc pas à toucher à 

 l'oculaire pour viser le second repère après avoir visé le premier; 



» 3° Il n'y a plus aucune correction à faire relativement à la flexion des 

 règles, qui restent rigoureusement rectilignes, puisque chaque partie en est 

 également soutenue par le mercure; pour éviter que la surcharge prove- 

 nant du poids de la lentille et du réticule fasse très légèrement fléchir les 

 extrémités, on ajoute sous la règle, juste au-dessous des pièces optiques, 

 de petites masses de fer complètement immergées, et dont le volume est 

 tel que le surcroît de poussée qui en résulte équilibre exactement le poids 

 de la pièce optique qui charge l'extrémité correspondante; 



» 4° T-'^ coïncidence des axes de deux règles consécutives s'obtient très 

 simplement et avec une grande précision; 



» 5° La correction de température estrendue plus certaine, car la règle 

 est entièrement en contact avec le mercure, liquide bon conducteur qui 

 égalise la température tout le long de la règle et dont la température peut 

 être connue très précisément, puisqu'on peut plonger des thermomètres 

 dans la masse même du mercure, alors que l'on ne peut les mettre qu'à la 

 surface des règles ordinaires. 



» Des expériences préalables ont montré que la flottabilité des règles 

 était réalisée avec équilibre stable. J'ajouterai qu'il faut relativement très 

 peu de mercure pour réaliser ce dispositif, quipenuet en outre d'employer 

 des règles bien plus légères que les anciennes. » 



PHYSIQUE. — Vision sl.éréoscopiquedes courbes tracées par les appareils phases. 

 Note du P. Marc Deciievrens, présentée par M. F.ippmann. 



« Dans une précédente Communication {Comptes rendus, 1 1 juin 1900), 

 j'ai décrit un appareil, le campylographc, qui permet de tracer toutes les 



