( 5i ) 

 température. Nous n'y insisterons pas ici, M. de Mondésir les ayant rap- 

 portées dans le résumé de son Mémoire, inséré aux Comptes rendus. 



» Si l'on voulait obtenir, par le procédé de M. de Mondésir, des résul- 

 tats rigoureusement exacts, il faudrait corriger les observations en tenant 

 compte des moindres variations des conditions des expériences ; pour 

 éviter les complications d'appareils, on tomberait dans les complications 

 de calcul. Mais l'exactitude absolue n'est point nécessaire ici : « Il ne faut 

 )) pas oublier, dit l'auteur, que l'appareil n'est pas destiné à des travaux 

 ■» scientifiques de précision ; il s'agit d'obtenir une approximation suffi- 

 » santé, avec la plus grande simplicité possible dans l'instrument et dans 

 )) son emploi. » Nous ajouterons qu'en analyse chimique, comme en toute 

 chose, il convient de régler ses efforts selon les besoins. Rien ne doit être 

 négligé pour obtenir la plus grande approximation possible, si elle est 

 désirable ; mais, lorsqu'une mesure à un cinquantième, à un vingtième près 

 suffit, il est inutile d'accroître les difficultés du travail pour obtenir le 

 centième. Or, quand il s'agit de quelques millièmes ou dix-millièmes de 

 calcaire dans une terre, une faible erreur en plus ou en moins ne modifie 

 nullement la conclusion à tirer d'une analyse. 



» C'est pourquoi, négligeant les corrections, M. de Mondésir admet, ce 

 qui est bien près d'être vrai, que les quantités de calcaire sont proportion- 

 nelles, dans un appareil donné, aux dénivellations observées, et il tare 

 une fois pour toutes cet appareil en y remplaçant la terre par un poids égal 

 de sable pur, additionné de o^'', loo de carbonate de chaux et en notant 

 la dénivellation produite. 



» En étudiant son instrument, M. de Mondésir n'a pas tardé à lui 

 trouver un avantage probablement imprévu, celui de renseigner l'opéra- 

 teur sur l'état physique du calcaire. Ce calcaire est-il disséminé dans la 

 terre, en fine poussière, comme il convient pour la production de tous ses 

 effets dans les sols, l'attaque par la dissolution tartrique est rapidement 

 achevée et la montée du manomètre est terminée après une première agi- 

 tation soutenue pendant deux minutes. Si, au contraire, le calcaire est en 

 grains, l'attaque est d'autant plus lente que les grains sont plus grossiers, 

 et le manomètre monte péniblement après chaque agitation. Quand le cal- 

 caire affecte les deux états, on arrive aisément, avec un peu d'habitude, à 

 faire les parts de l'impalpable et du grossier. 



» M. de Mondésir a déjà obtenu avec son appareil des résultats bien 

 dignes de fixer l'attention des agronomes. Il a vu, par exemple, fait nou- 

 veau, que la proportion du calcaire peut tomber près de zéro, sans que la 



