( I09 ) 

 un corps isotrope. C'est la confirmation très simple, par un T^rocèdé dyna- 

 mique, du résultat des belles expériences faites sur le verre par M. Cornu 

 par une méthode statique de déformation par flexion. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur /'emploi du sliunt dans la méthode balistique. 

 Note de M. G. C.vbaxellas, présentée par M. Mascart. 



« Des travaux récents de quelques savants, à l'étranger et en France, 

 paraissent conclure à l'emploi du shunt dans la méthode balistique même 

 avec les décharges, quoique cette méthode soit reconnue incorrecte. 



» Nous avons eu l'occasion d'examiner ce point au cours des recherches 

 que nous poursuivons sur les flux magnétiques, avec la collaboration de 

 M. P. Bary. 



» Un galvanomètre est, en réalité, un moteur dynamo-électrique; si ç 

 est le flux magnétique d'une dynamo quelconque, la force électromotrice 



à chaque instant est E= -^- Dans les mesures balistiques ordinaires sur 



condensateur, cette force E du galvanomètre, à circuit ouvert, ne peut 

 que ralentir l'écoulement de la quantité d'électricité à mesurer; mais 

 elle ne peut la modifier, et, par suite, la grandeur de l'élongation ne sera 

 généralement pas altérée. Si le balistique travaille, non plus sur condensa- 

 teur, mais sur spii'ale conductrice, il peut déjà exister une certaine erreur 

 de ce chef, même sans shunt, et la mesure pèche par défaut, la grandeur 



Jr' d 

 ' -jT-' ^ étant 

 



la durée de l'élongation, R la résistance totale. 



)) Cette cause d'erreur subsiste, bien entendu, lorsque le galvanomètre 

 sur spirale estshunté; mais, en outre, s'il y a shunt, la mesure sur con- 

 densateur n'échappe plus alors à la réaction, puisque la force électromo- 

 trice de l'appareil, môme dans ce cas, ferme son circuit par le shunt (' ). 



(') L'expérience directe prouve, d'une part, qu'en reliant deux. Thomson l'un à 

 l'autre, l'un d'eux indique le passage d'un courant lorsqu'on provoque mécaniquement 

 une élongalion de l'aiguille de l'autre appareil. D'autre part, avec un d'Arsonval dide- 

 rentiel et un Thomson conjugués, il est possible de mesurer la quantité d'électricité 

 développée par une élongation donnée sur un circuit total comprenant l'un des cadres 

 du d'Arsonval et les bobines du Thomson : un convani permanent était envoyé dans 



