( i64) 

 coefficient était connu, l'énergie du flux total serait donnée par la somme 





md^ ^X. 



Mais cette énergie peut aussi se mesurer directement. Je ferai connaître 

 aujourd'hui le rapport des énergies totales rayonnées par le platine et l'ar- 

 gent fondants. 



» L'un des métaux était introduit dans la petite lampe au dixième de 

 M. Siemens, laquelle consiste essentiellement en une boîte percée d'un 

 trou de o'^""', i : immédiatement derrière ce trou est placé le métal réduit 

 en un ruban mince que traverse un courant électrique. On élève graduel- 

 lement le courant jusqu'à provoquer la fusion du ruban métallique. L'ex- 

 périence consiste à recevoir le rayonnement sur la surface enfumée d une 

 pile thermo-électrique et à l'équilibrer par un autre rayonnement variant 

 suivant vme loi connue. Par cette méthode au zéro, on évite les difficultés 

 des mesures thermo-électriques, et le galvanomètre, fonctionnant simple- 

 ment comme galvanoscope, n'a besoin que de sensibilité ('). On s'est 

 servi d'un galvanomètre Thomson. La source compensatrice était une 

 lampe à pétrole placée derrière un œil de chat. Au moyen d'une deuxième 

 lampe dont l'action variait suivant la raison inverse du carré de la distance, 

 on s'était assuré que, dans les limites de l'expérience, la réduction par 

 l'œil de chat était exactement proportionnelle à la diminution de la surface 

 active (^). Il suffisait donc de mesurer les ouvertures nécessaires pour 

 équilibrer les deux rayonnements. 



)) On a trouvé ainsi que le rayonnement total du platine fondant est 

 54 fois celui de l'argent fondant. 



» Ce rapport des énergies totales, bien que déjà grand, est cependant 



(') J'ai établi {Annale!; de Chimie et de Physique, 6° série, t. III, p. 3-3; iSS^) 

 que, quand une pile thermo-électrique, reliée à un galvanomètre sensible, reçoit sur une 

 de ses faces un rayonnement continu, laiguille du gahanomètre éprouve une impulsion 

 initiale a, revient en arrière à a', repart en avant à a">a, puis en arrière à a'" > a', en 

 avant à a'^> a", . . . , les difl'érences a" — a, vP — a", . . . d'une part, a'" — a', a^' — a'", ... 

 d'autre part, allant en diminuant jusqu'à l'équilibre stationnaire, et chaque instrument 

 se comportant d'une façon spéciale. Ici, dans les limites des expériences, les impul- 

 sions galvanométriques se sont montrées proportionnelles aux intensités et égales, de 

 part et d'autre du zéro, à -^^ près. 



(-) Il existe sur une llamine une région d'intensité constante, snivani l'indication 

 de M. Melhven. 



