(329) 



il est possible de défliiire, à la fois, la mesure de la résistance mise en mou- 

 vement par la force née de la contraction musculaire et la mesure du 

 chemin parcouru par cette résistance, c'est-à-dire le travail mécanique 

 accompagnant le raccourcissement du muscle. Il suffit de traduire la valeur 

 de cet écartement, en poids soulevé verticalement pour la détermination 

 de la résistance, en longueur métrique pour celle de la hauteur à laquelle 

 celle-ci serait entraînée. L'une et l'autre de ces déterminations sont faciles 

 à obtenir : la première au moyen d'un étalonnage préalable, la seconde 

 par la mesure directe de l'allongement de la partie élastique du tendon. 



» On peut supposer de plus que les deux extrémités de cette partie 

 élastique soient reliées convenablement à un appareil enregistreur; celui- 

 ci traduirait et fixerait alors sur deux courbes indépendantes et juxtaposées 

 toutes les valeurs de l'allongement imprimé au tendon par chaque con- 

 traction musculaire; c'est une condition indispensable à l'utilisation du 

 procédé. 



» Description du dynamo graphe. — Il est facile de réaliser effectivement 

 les conditions qui viennent d'être supposées. D'abord on peut rendre 

 élastique une région du tendon du muscle releveur de la lèvre. Pour cela, 

 il suffit d'exciser une partie de ce tendon et delà remplacer par une lanière 

 de caoutchouc. Celle que j'emploie est un morceau de tube mince, de 3"™ 

 de diamètre et de S"™ de longueur. Avec ces dimensions, cette pièce, qui 

 constitue l'organe fondamental du dynamographe, présente une sensibilité 

 suffisante et n'apporte pourtant pas de trouble notable dans la manière de 

 travailler du muscle. 



)) Pour l'inscription des mouvements qui servent à la détermination du 

 travail, les deux extrémités du ressort sont reliées par des fils fins et 

 souples, aux leviers de deux tambours transmetteurs que l'animal porte 

 sur le nez, tambours conjugués avec deux autres tambours récepteurs ou 

 inscripteurs. 



» Les tambours transmetteurs sont fixés, par des organes appropriés, sur 

 une tige implantée, au moyen d'un pas de vis, entre les os propres du nez 

 et dans l'épaisseur de la cloison nasale. On dispose ces tambours de ma- 

 nière que les deux fils qui en actionnent les leviers s'échappent dans le 

 même sens, en suivant la direction du tendon et en formant un même angle, 

 extrêmement aigu, avec cette direction; ces fils doivent tomber à angle 

 droit, à peu près, sur l'extrémité des leviers. 



» Quant aux tambours inscripteurs, on les superpose exactement, pour 

 que les axes des leviers soient placés dans le môme plan et que leurs 



