(374 ) 



sait que cette durée t est fournie par la formule ^ = îï log nép. n ; or, pour les 

 deux bobines de l'électrodynamomètre Carpentier, les constantes étaient 



L, r=o,oooo5i ) ( L, := 0,000 i5o X lo' cm 



} et < " 



l\, = o , 094 s ( R.2 = I " , 00 



» En calculant la durée d'établissement du courant jusqu'au centième, on 

 trouve : pour la première bobine, environ ^ de seconde ; pour la deuxième, 

 un peu moins de ^^de seconde. Or, comme lavitesse de notre interrupteur 

 tournant ne dépassait pas 5o tours par seconde, onvoit que lecourant avait 

 parfaitement le temps d'atteindre à chaque décharge son intensité finale. Il 

 en était de même pour nos courants alternatifs, qui provenaient d'une 

 source à 180 alternances par seconde. Lorsqu'au contraire on opère dans 

 des conditions ordinaires avec une bobine ayant pour constantes L = o, oSSg 

 et R = 2", 39, la durée d'établissement au centième est supérieure à ^ de 

 seconde, et le courant n'a pas le temps d'atteindre son intensité finale, ni 

 dans le cas de l'interrupteur tournant, ni dans celui des courants alternatifs. 



)) En résumé, les deux séries d'expériences que nous venons d'exposer 

 nous conduisent aux conclusions suivantes : 



» 1° Dans le cas général, on ne peut pas compenser le système de deux 

 bobines réunies en quantité par une bobine unique, et, par suite, un pareil 

 système n'a pas de coefficient de self-induction, dans l'acception propre du mot. 



» 2" Lorsque les deux bobines satisfont à l'équation de condition 



Li L2 



R, ~ R,' 



on peut remplacer le système par une bobine unique, ayant pour constantes 



RjRa ^^ y L'i L-2 



R= -i^i^ et 



)) 3° Dans le cas particulier où l'on mesure les coefficients de self-in- 

 duction par la méthode des extra-courants et à l'aide du dispositif du pont 

 de Wheatstone, on arrive à déterminer par un calcul, fondé sur une cer- 

 taine hypothèse, les constantes d'une bobine unique pouvant remplacer le 

 système des deux bobines. L'expérience confirme sensiblement les con- 

 séquences de ce calcul, c'est-à-dire que la compensation paraît suffisante, 

 au moins lorsqu'on se borne à lancer dans les branches du pont soit un 

 courant continu, soit l'un des deux extra-courants. Mais l'équilibre ne 



