■( 376 ) 



» L'appareil de compression dont je me suis servi se compose d'un cy- 

 lindre vertical, en fonte de laiton ; une large ouverture à la partie inférieure 

 sert à visser une monture métallic|ue, dans laquelle est solidement masti- 

 quée une longue éprouvctte en verre très épais. C'est par cette ouverture 

 que l'on introduit le réservoir piézométrique en verre, dont la tige, divisée 

 en parties égales, plonge dans une couche de mercure, au fond de l'éprou- 

 vette. La partie supérieure du cvlindre métallique présente trois ouver- 

 tures plus petites. La première reçoit un piston plongeur, de petit diamètre, 

 muni d'un pas de vis à la partie supérieure; un écrou, qui tourne dans une 

 position invariable, fait descendre le piston dans le cylindre, à travers une 

 boîte à cuirs, et détermine la compression. La seconde ouverture laisse 

 passer un tube en fer, fermé à la partie inférieure, et contenant du mer- 

 cure dans lequel plonge un thermomètre. Enfin la troisième est destinée à 

 remplir l'appareil de liquide et à permettre la décompression, cette ouver- 

 ture étant fermée par une sorte de bouchon métallique, muni d'un conduit 

 que peut fermer une pointe conique en acier, qui se visse dans sa masse. 

 Une ouverture latérale reçoit un manomètre métallique, qui donne la pres- 

 sion. Toutes ces parties sont adaptées au réservoir à l'aide de pas de vis et 

 de cuirs gras interposés; les fermetures ainsi obtenues sont hermétiques. 

 L'appareil, construit par M. Golaz, fonctionne parfaitement; il permet 

 d'obtenir des pressions de 4o ou 5o atmosphères et de les maintenir con- 

 stantes pendant plusieurs heures. 



» Les réservoirs piézométriques eu verre que j'ai employés avaient un 

 volume d'environ iSo'"^; le volume d'une des divisions du tube capillaire 



variait entre ^ ,. et > , du volume total. Les plus ijetils changements 

 20437 13471 



de température amenaient des différences de volume très appréciables : 

 j'ai dû en tenir compte, en employant la méthode de correction en usage 

 pour le calorimètre à mercure de Favre et Silbermann. Le réservoir, qui 

 contient 2''' d'eau, s'échauffe lentement, et la marche de la colonne dans 

 le tube capillaire présente, en général, une grande régularité. En suivant, 

 avant et après l'expérience, la marche de la colonne liquide, j'obtiens un 

 terme de correction qui, déduit de l'effet total, permet de mesurer le chan- 

 gement résultant de la seule variation de pression. 



» J'ai ainsi obtenu les résultats suivants, qui donnent les coefficients de 

 compressibilité des divers liquides sur lesquels j'ai opéré : 



