( 391 ) 



PHYSIQUE . — Sur la graduation des tubes destinés aux mesures gazomélriques ; 



par M. Bertiielot. 



n 1. Parmi les difficultés que présente la mesure des volumes gazeux 

 au moyen de tubes gradués, il en est quelques-unes qui tiennent au mode 

 de graduation employé pour ces tubes. La division indicatrice des volumes 

 peut, en effet, être établie de diverses manières, en raison de l'existence 

 du ménisque du liquide sur lequel on mesure les gaz, c'est-à-dire, en gé- 

 néral, du mercure dans les déterminations exactes. 



» 2. C'est d'ordinaire par la pesée du mercure versé dans les tubes que 

 l'on établit, ou que l'on vérifie la graduation ; mais les volumes occupés 

 par un poids donné de mercure dans ces conditions ne correspondent pas 

 à la graduation, le ménisque étant de sens inverse dans les mesures de 

 gaz. Il est donc nécessaire de calculer, d'après les Tables de capillarité et 

 le diamètre du tube, le volume compris entre le plan tangent au ménisque 

 et le plan d'intersection du métal avec la surface intérieure du tube, et 

 de faire une correction de valeur double, à cause du renversement du mé- 

 nisque. On peut d'ailleurs tenir compte de la correction, lorsqu'on grave 

 la graduation. On la réduit parfois à moitié, en rendant le ménisque plan, 

 à l'aide d'altérations chimiques légères du mercure ; condition dans la- 

 quelle la graduation, déduite directement des poids du mercure, répondrait 

 à des volumes absolus. Mais ces volumes ne sont pas ceux du gaz renfermé 

 dans le tube, toujours à cause du ménisque existant dans les conditions 

 des mesures. 



» Ainsi le calcul de la correction exige la connaissance du diamètre 

 intérieur du tube. 



» Si ce diamètre était tout à fait uniforme, la correction serait luie 

 constante propre à chaque tube : cette uniformité peut, en effet, être ob- 

 tenue approximativement dans la majeure partie de la longueur des tubes 

 de verre, s'ils sont convenablement choisis et pas trop longs. Dans cette 

 étendue, les volumes absolus seront donc connus avec exactitude, 



» A fortiori, l'on connaîtra la différence entre deux volumes répondant 

 à une absorption déterminée, différence qui est indépendante de la cor- 

 rection de capillarité. 



» Mais cette indépendance, aussi bien que la correction elle-même, 

 cesse d'être applicable au voisinage de l'extrémité fermée du tube, à cause 



G. R., 1887, 2' Semestre. (T. GV, N" iS.) 7^ 



