( 592) 



de sa forme hémisphérique. On trouve dès lors des difficultés très grandes 

 pour mesurer exactement : soit les faibles résidus gazeux; soit les volumes 

 considérables, qui ne laissent après l'action d'un absorbant qu'un faible 

 résidu. Aussi la plupart des tubes gradués fournis par le commerce sont- 

 ils très peu corrects pour ces évaluations totales et pour ces positions 

 extrêmes, et la vérification de la graduation vers l'extrémité du tube est- 

 elle regardée comme fort pénible. 



» C'est pourquoi il paraît utile de faire connaître un procédé qui permet 

 à la fois de graduer exactement les tubes dans toute leur longueur, d'une 

 façon directe, et d'en vérifier la graduation; le tout sans faire intervenir 

 ni correction de capillarité, ni aucun calcul fondé sur des déterminations 

 de pression ou de température. 



» 3. Ce procédé consiste à peser le poids du mercure qui occupe un 

 volume de gaz défini par la graduation, dans les conditions exactes de son 

 emploi. Voici comment on opère. On remplit avec du mercure le tube 

 posé verticalement, la partie fermée étant en bas, jusqu'à ce que le liquide 

 déborde, en ayant soin de ne laisser aucune bulle d'air interposée. A ce 

 moment on pose sur le tube, en appuyant un peu, un petit plan de verre 

 bien dressé, par exemple une plaque ronde un peu épaisse. On retourne le 

 tube, qui se trouve ainsi exactement rempli de mercure. On pèse le tout, 

 tube, mercure et plaque, sur une balance sensible au centigramme ou au 

 delà: Cela fait, on reprend le système, on le place au-dessus d'une petite 

 capsule et l'on soulève légèrement un coin de la plaque de verre, de façon 

 à faire rentrer un certain volume d'air et à faire écouler, par conséquent, 

 un volume de mercure correspondant. On rétablit aussitôt le contact de 

 la plaque et du tube, on dépose le système sur un grand plan horizontal 

 et on lit avec une loupe, ou avec une petite lunette, la graduation qui ré- 

 pond au plan horizontal tangent à la surface du ménisque. Puis on pèse : 

 soit directement le mercure écoulé dans la capsule; soit le système formé 

 par le tube, la plaque et le mercure, suivant la convenance de l'opérateur, 

 ce qui donne par différence le poids du mercure écoulé. Ce poids, divisé 

 par la densité exacte du mercure à la température de l'expérience, fournit 

 avec une extrême précision le volume de l'espace vide intérieur occupé par 

 l'air et limité par la graduation. On peut, en une heure, faire huit ou dix 

 de ces opérations, successivement, sur le même tube, depuis la partie hémi- 

 sphérique d'en haut jusqu'au bas du tube. 



» On peut vérifier ainsi la graduation d'un tube quelconque, et en dres- 

 ser la Table de correction. Mais il est préférable de faire établir directe- 



