( 593 ) 



ment la graduation par le constructeur, conformément à ce principe. J'ai 

 trouvé, à cet égard, un concours excellent dans M. Baudin, qui construit 

 depuis une vingtaine d'années, d'après mes indications, des thermomètres 

 calorimétriques et des fioles jaugées, que connaissent et apprécient tous 

 Ijes savants européens. 



» 4. Pour faire juger du soin avec lequel sont exécutés les tubes desti- 

 nés aux mesures gazométriques, il suffira d'en citer trois types, qui sont 

 le plus ordinairement employés dans mes recherches. 



I. Tdbe de i5 centimètres cubes, divisé directement en dixièmes. 



Longueur totale '9'"", 5 à 20'^'", o 



Longueur de la graduation 17'=™ 



Diamètre intérieur , ,mm environ 



Diamètre extérieur la'^™ 



» La division commence à o'^'',3 de l'origine. 



» On évalue facilement avec une grosse loupe le centième de centi- 

 mètre cube. 



» L'erreur maximum de la graduation, vérifiée sur plusieurs tubes pris 

 au hasard, et sur divers points depuis l'origine, a été trouvée de o'''',02 ; 

 l'erreur moyenne de o'^'^,oi, c'est-à-dire la même que celle de la lecture. 



IL Tube de 5 centimètres cubes, divisé directement en vingtièmes. 



Longueur totale '9''",o à 20'='" 



Longiieur de la graduation i5"" 



» A 2 centimètres au-dessous de la graduation, le tube gradué est soudé 

 avec un tube plus large, non gradué, de iS^^à i6°"° de diamètre extérieur, 

 jouant le rôle d'entonnoir pour l'introduction des gaz. 



» La division commence à o*"^,! de l'origine. 



)) On évalue aisément avec une grosse loupe le demi-centième de cen- 

 timètre cube, et il serait très facdc d'aller plus loin avec une lunette pour- 

 vue d'un micromètre. L'erreur maximum de la graduation a été trouvée, 

 par vérification directe, égale à o'''',oo7; l'erreiu- moyenne : o'^'=,oo3. 



IlL Tube de 2 centimètres cubes, divisé directement en cinquantièmes 



de centimètre cube. 



Longueur totale 19'^'") 8 



Longueur de la graduation i5'^™ 



