{ ii55 ) 



CHRONOMÉTRIE. — Comparaison des divers Systèmes de synchronisation 

 électrique des horloges astronomiques ; par M. C. Wolf. 



« M. Cornu a présenté, dans la dernière séance, un procédé nouveau de 

 synchronisation des pendules, et préconisé l'emploi d'un amortisseur. 

 A cette occasion, je prie l'Académie de me permettre d'appeler son atten- 

 tion sur la comparaison des différents systèmes de synchronisation qui 

 ont été employés et dont les uns contiennent des amortisseurs, tandis que 

 les autres n'en ont pas besoin. J'établirai cette comparaison uniquement 

 au point de vue de l'emploi de la sjnchronisation pour un service régu- 

 lier, tel que celui d'un observatoire ou d'une ville. 



» L. Foucault a, le premier, je crois, formulé le principe de la synchro- 

 nisation des horloges par une action électromagnétique en 1847, '^ 1 occa- 

 sion d'une Communication de M. Faye sur un moyen de soustraire les 

 pendules astronomiques à l'influence des variations de la température et 

 de la pression atmosphérique {Comptes rendus, t. XXV, 1847, p. 375,). 

 Son procédé, qu'il n'avait pas réalisé, consistait à munir le balancier de 

 l'horloge à régler d'une armature en fer doux, qui était attirée à chaque 

 extrémité de l'oscillation par un électro-aimant placé latéralement, au mo- 

 ment où, à chaque seconde, l'horloge-type y lançait un courant de courte 

 durée. Lorsqu'en 1867 je fus chargé par Le Verrier de synchroniser les 

 horloges de l'Observatoire, j'essayai d'abord le procédé de Foucault, d'après 

 les indications qu'il voulut bien me donner. Son système exigeait des 

 amortisseurs; d'après lui, ce devait être deux ressorts agissant de chaque 

 côté du balancier pour limiter l'amplitude de l'oscillation : la résistance 

 de ces ressorts, étant à chaque instant proportionnelle à l'angle d'écart, 

 n'altérait pas la loi d'oscillation du pendule dans de très petites ampli- 

 tudes. Ces ressorts pouvaient en même temps servir à établir des contacts 

 alternatifs et à distribuer des courants dans d'autres horloges. L'expé- 

 rience réussissait bien, à la condition d'employer un courant aussi con- 

 stant que possible. 



» M. Liais, dans la pendule électrique qu'il fit construire par M. Des- 

 chiens, employa un ressort à boudin pour amortir l'action d'une bobine 

 placée latéralement sur une armature de fer doux fixée au balancier. 



» Le principe de synchronisation posé par L. Foucault fut réalisé, 

 quelques années plus tard, d'une façon différente et indépendante, par 



c. K., 1887, 2« Semestre. (T. CV, N" 24.) l 30 



