( !i56 ) 



R.-L. Jones, en Angleterre, en i858, et par M. Vérité, de Beauvais, en i8G3. 

 Dans l'appareil de Jones, exécuté par Ritchie d'Edimbourg (Transactionx 

 of B. Scottish Society of Arts, april 1873) et employé à Edimbourg, à Liver- 

 pool et ailleurs, le balancier porte à la partie inférieure, en guise de lentille, 

 une grosse bobine dans laquelle le courant de l'horloge-type est lancé à 

 chaque seconde, les deux ressorts de suspension du balancier servant de 

 conducteurs. De part et d'autre sont fixés, à la boîte de la pendule, deux 

 aimants assez courts, qui sont tour à tour complètement enveloppés par la 

 bobine au moment de l'excursion maxima du balancier â droite et à 

 gauche. Cet appareil n'a pas d'amortisseur et n'en a pas besoin, comme 

 nous Talions voir. 



» Lorsque M. Airy l'adopta à l'observatoire de Greenwich en 1859, il 

 y fit une légère modification : les aimants furent fixés au balancier et l'on 

 mit deux bobines immobiles à la place des aimants {Nature, 1876, may 18 

 and june i . — Description of Greenwich Time-signal System, Greenwich obser- 

 vations, 1879, Appendice). C'est à peu près la disposition de M. Cornu, avec 

 cette différence capitale que chaque aimant s'engage complètement dans 

 sa bobine. L'amortisseur est encoi-e inutile. 



» M. Vérité (^Comptes rendus, t. LVI, i863, p. 4oi. — Revue chrono- 

 métrique, t. IX, i863, p. 4o3 ) emploie un électro-aimant placé dans 

 le prolongement de la tige du balancier arrivé à l'extrémité de sa course, 

 et une armature horizontale de fer doux fixée au balancier perpendi- 

 culairement au plan d'oscillation. Ici encore point d'amortisseur. M. Vé- 

 rité a pu néanmoins synchroniser des pendules dont les marches diurnes 

 naturelles différaient de plusieurs minutes. Dans l'application que j'ai faite 

 de ce procédé aux pendules astronomiques de l'Observatoire en 1870, j'ai 

 employé deux électro-aimants, placés chacun au-dessous de l'armature du 

 balancier aux deux extrémités de sa course et animés tous deux à chaque 

 seconde par le courant de la Pendule-typc des caves. J'ai pris seulement 

 la précaution de mettre en regard les pôles contraires des deux électro- 

 aimants, de façon que l'aimantation de l'armature soit renversée à chaque 

 oscillation. On verra tout à l'heure la raison de cette inversion. 



)) Pourquoi ces deux procédés, appliqués l'un à l'Observatoire de 

 Greenwich où il fonctionne depuis vingt-sept ans, l'autre à l'Observatoire 

 de Paris depuis dix-sept ans, n'ont-ils pas besoin d'amortisseur? C'est que 

 l'action synchronisatrice n'a d'autre tendance que de retenir le balancier, 

 arrivé à l'extrémité de sa course, dans une position A'equilibre stable. 

 Dans l'appareil (le Jones, la bobine mobile est en équilibi'e stable, abstrac- 



