6o5 



ÉLECTRICITÉ. — Galvntwmètie à aiguilles astntiqiies. Note de M. E. Ddcretet. 



« Le cadre de ce galvanomètre est formé d'une simple plaque B (iso- 

 lante, ou en cuivre rouge, pour servir d'amortisseur), avec gorge annu- 

 laire recevant le fil isolé dans lequel le courant circulera. Ce fil arrive 

 aux bornes E, E'. 



» Le cadre B est fixé à plat sur le socle H de l'instrument; immé- 

 diatement au-dessus, se trouve l'équipage asiatique AA; un index I 

 donne la valeur de la déviation sur le cadran C. Les deux aiguilles NS, NS 

 de ce système asiatique sont dans le même plan horizontal; elles circulent 



au-dessus du cadre même, dès qu'un courant le traverse. La disposition 

 de ce système asiatiqjie diffère essentiellement de celles que l'on connaît 

 et qu'il est inutile de décrire. A volonté, on emploie l'aimant directeur Ai. 



» On augmente encore la sensibilité de cet instrument en mettant 

 au-dessus du système astatique AA un deuxième cadre plat, semblable au 

 premier fixé en dessous. Les fils des deux cadres sont alors combinés entre 

 eux. Le système astatique circule ainsi entre deux cadres plats. Il est 

 mobile sur une pointe très déliée, avec chape d'agate, ou bien il est sus- 

 pendu par un fil de cocon. Un globe G à dessus plat, en glace, re- 

 couvre le tout. 



» Cette disposition a l'avantage de permettre la réalisation d'un galva- 

 nomètre très simple, sensible, à lecture facile et d'une forme très plaie. » 



