( i86) 

 on voit que la température de l'air sous cette même pression ne diffère que 

 très peu de celle qu'on obtiendrait en la calculant d'après celle de ses élé- 

 ments constituants; tandis que, si l'on calcule la température de l'air s'é- 

 vaporant dans le vide, on trouve un chiffre qui diffère bien plus de la tem- 

 pérature de — 20.5" C. donnée par mes expériences. Ceci montre que l'air 

 liquide n'a pas conservé dans le vide les rapports primitifs de ses éléments, 

 et que l'azote s'en est évaporé en quantité plus considérable. Or, bien que 

 l'emploi de l'air soit plus facile que celui de l'azote, je ne m'en suis servi 

 que dans mes premières expériences sur la liquéfaction de l'hydrogène, 

 parce que j'espérais atteindre une température plus basse au moyen de 

 l'azote. » 



MAGNÉTISME. — Nouvelle méthode pour la mesure directe des intensités 

 magnétiques absolues. Note de M. A. Leduc, présentée par M. Jarain. 



« Je viens d'appliquer à la mesure des intensités magnétiques la ré- 

 cente découverte de M. Lippmann. Mon appareil n'est, pour ainsi dire, 

 qu'une partie de son galvanomètre à mercure. Je le construis de deux ma- 

 nières différentes, suivant qu'il s'agit de mesurer à un centième près, par 

 exemple, de grandes intensités magnétiques, ou, avec la plus grande préci- 

 sion, les faibles intensités. 



» Je prépare une cuve de o^.oi de large et de haut, dont l'épaisseur est 

 voisine de o°"",i. Elle contient du mercure dans lequel on fera passer 

 un courant variant de i^™p à 3""?. Sur les côtés sont ajustés deux tubes 

 qui s'élèvent verticalement et qui constituent un manomètre; ils ont de 

 2mm ^ ^mm ^1^. diamètre. 



» Dans la première disposition, l'un des tubes s'élève à o™,3o; il est 

 appliqué le long d'une règle graduée en millimètres; l'autre est terminé à 

 mi-hauteur par une cuvette de o'",02 de diamètre. 



» Le mercure arrive d'un côté dans la cuvette, et, d'autre part, en un 

 point marqué O, vers le milieu de la graduation. Lorsqu'on place l'appa- 

 reil entre les pôles d'un électro-aimant, par exemple, on voit le mercure 

 monter ou descendre dans la grande branche du manomètre, suivant le 

 sens du courant dans la cuve et dans l'électro-aimant. 



» Construit dans les meilleures conditions, cet appareil permet de me- 

 surer aisément les intensités magnétiques à vingt unités près (C. G. S). 



» Mon second magnétomètre est dix fois plus sensible. Il ne diffère du 



