( 7"-^ ) 

 cillatoire est un des éléments physiques les plus laciles à délerniitier avec 

 sûi'eté, lorsqu'on prend des précautions convenables pour avoir de bonnes 

 oscilittions; et l'observation peut en être faite en même temps que celle 

 de la durée des oscillations. 



Il y a cependant deux inconvénients qui pourraient perturber assez pro- 

 fondément les mesures si l'on ne cherchait à en tenir compte. 



» D'abord la self-induction a pour effet d'altérer les courants induits. 

 Il faudrait donc à chaque observation faire une correction convenable, 

 mais il est plus simple d'éliminer celte cause d'erreur: on y parvient en 

 prenant une bobine ayant un petit nombre de tours de fils, et surtout en 

 attachant à l'aimant une pièce ayant un fort moment d'inertie, pour que 

 la durée d'une oscillation soit assez longue. 



» Ensuite la variation de la déclinaison a pour effet de rendre l'amor- 

 tissement dissymétrique et se présente comme une irrégularité des oscil- 

 lations. On peut ne pas tenir compte de cette cause d'erreur, en ayant soin 

 de faire des observations rapides et de considérer un nombre pair d'am- 

 plitudes. La déclinaison peut alors être regardée comme ayant varié régu- 

 lièrement. 



» Les constantes de la bobine, à déterminer au [)réalable, sont la n'- 

 sistance électrique W, que l'on mesurera par IfS procédés ordinaires, et 

 q;ie l'on ramènera au moyen d'une correction convenable, à la tempéraline 

 de l'observation, puis la constance galvanométriqueG. Ci^ dernier élément 

 est assez délicat à obtenir, par les jjrocédés ordinaires ; maison pourrait 

 le concliu'e ries jjremières observations d'amortissement, si l'on avait soin 

 de mettre dans la bobine lui barreau dont le moment magnétique aurait 

 été déterminé d'avance par la méthode de Gauss. 



» J'ai appliqué la méthode do l'amortissement, telle que je viens de la 

 décrire, avec une bobine dont les éléments électriques avaient été mesurés 

 à part. J'ai déterminé la composante horizontale terrestre, dans mon 

 observatoire magnétique de Villenenve-Sainl-Georges. Des nombreux 

 résultats 1res concordants que j'ai obtenus, je détache les observations 

 suivantes, dans lesquelles les deux méthodes ont été employées con- 

 curremment (unités G. G. S.) 



Mùtliode 

 ISSi. Aimants. Mrlliode de Gaii«s. de raiiiorlissenienl. 



25 stplcnibre A Ojig^So 0,19381 



11 B '94'-^ it)532 



26 septL'iiihrc M 0,19187 ' 0,195 12 



N 19450 1946! 



C. R., iSS.'i, 2' Semcslre. (T. .\CIX, N" IT.) 



94 



