(373 ) 



» fl pst clair que cet instrument doit toujours être maintenu verticale- 

 ment, puisque, dans la situation horizonlale, l'air sortirait de la chambre 

 ou y pénétrerait, ce qui, nous l'avons déjà dit, mellrait hors d'usage la 

 graduation effectuée. Quand il s'agit de faire voyager l'appareil, on pare 

 à l'inconvénient signalé en dévissant la chambre à air de la pièce coudée, 

 et en vissant sur cette chambre un obturateur en fer, auquel est fixé un 

 gros fil de fer portant à son extrémité inférieure un petit tampon conique 

 en gomme élastique; ce tampon, pressé dans l'extrémité conicpie du tube B, 

 le bouche parfaitement et prévient toute déperdition d'air ou de mercure. 



» Dans les laboratoires chimiques, physiques et physiologiques, dans les 

 couveuses artificielle.s, etc., et surtout dans les appareils de chauffage au 

 gaz, dont l'usage devient de plus en plus général, Tiotre thermo-régulateur, 

 grâce à sa simplicité, pourra trouver d'utiles applications. 



» Enfin, chacun comprendra que l'instrument peut faciltment être 

 transformé en thermomètre enregistreur; la surface du niveau du mercure, 

 dans le tube B, est assez large pour permettre, en remplacement du tube e, 

 l'installation d'im flotteur, qui, par-dessus la poulie dont il a été question, 

 pourra être équilibré au moyen d'un contre-poids. 



» 11 faut remarquer toutefois que, dans le thermo-régulatevu-, la hau- 

 teur de la colonne du mercure est indépendante des variations baromé- 

 triques, puisque cette colonne supporte seulement la pression du gaz de 

 la conduite, pression qui est réglée par le gazomètre de l'usine et qui peut 

 être maintenue constante par les régulateurs de gaz connus. Dans le ther- 

 momètre enregistreur, au contraire, il y a à tenir compte des variations de 

 la pression atmosphérique. La correction à faire de ce chef est d'ailleurs 

 assez simple; elle peut se réduire, tout en conservant une exactitude suffi- 

 sante, à augmenter ou à diminuer la hauteur thermométrique notée, d'au- 

 tant de millimètres que le baromètre en a marqué au-dessus ou au-dessous 

 de 760'"'". 



M Soient V, le volume en millimètres cubes de l'air confiné dans le tube 

 A sous la pression H (760™™) et à la température t, s la section intérieure 

 du tube B en millimètres carrés, et h la colonne de niercure dansle tube B; 

 si alors le baromètre monte de la quantité A, la colonne de mercure dans 

 le tube B sera déprimée approximativement de 



G. R., 1884, 2' Semeslre. (T. XCIX, N» 8.) 5o 



