( 379 ^ 

 prisme, on place celui-ci très près de la fente étroite, dans la chambre 

 noire, et à 3™ au moins on place une règle divisée portant une petite 

 lunette, glissant sur l'alidade qui porte le vernier. On peut lire au moins 

 o'""',i, c'est-à-dire la j^;^ partie de la distance du prisme. 



» Le prisme doit être placé de manière qu'on puisse voir à la fois la raie 

 de Fraunhofer et une partie de 1h fente étroite surmontant le prisme de 

 quelques millimètres. L'angle de "io" suffit pour la mesure précise des 

 indices de réfraction, et l'on évite de donner une longueur trop grande à 

 la règle divisée. 



» On observe alors la position de la fente en mettant l'image sur le fil 

 perpendiculaire de la lunette; on déplace la lunette sur la règle placée 

 horizontalement, jusqu'à ce que la raie B se trouve sur le fil perpendicu- 

 laire, et l'on a pour la déviation minimum tangw = -■> où jr désigne le 



nombre lu sur l'échelle pour la raie B, moins le nombre lu pour la posi- 

 tion de la fente, et x la distance de la fente au centre optique de la lu- 

 nette. On peut renverser le prisme et l'échelle, et mesurer l'angle opposé : 



tang — (w„) =^ — • La valeur moyenne ''- — ~ de deux lectures nous donne 

 la valeur très précise de l'angle de déviation pour la raie B; on obtient de 



la même manière l'angle de déviation maximum pour la raie H. 



» On tourne ensuite le prisme dans la position perpendiculaire à la face 

 antérieure (regardant la fente) sur le rayon uicident, et l'on détermine de 



la même manière la valeur pour la raie B et poin- la raie H. 



Nous avons deux valeurs w et o/pour les déviations des raies B et H, les- 

 quelles nous donnent deux valeurs de l'angle réfringent du prisme cp, ce 

 qui fournit une vérification de l'observation et du calcul. 



» Avec cette valeur finale de HLîl = ç^, on trouve, pour chaque raie 

 observée de la manière indiquée plus haut, deux valeurs de lindice de ré- 

 fraction, c'est ce qui permet de contrôler les résultats définitifs d'une 

 manière absolument rigoureuse. Car on voit aisément que les erreurs maxima 

 ne peuvent dépasser ^° '^°° -> ou sept secondes d'arc à peu près, et, en dou- 

 blant chaque observation, on voit que l'erreur vraisemblable ne surpassera 

 pas trois ou quatre secondes d'arc. 



I, Donc, sans faire usage du théodolillie ni du réfractomètre, on peut, 

 avec une règle divisée et une petite lunette, obtenir aisément une détermi- 



