( 8fi6 ) 



après qu'on les a eu coupé» et rodés progressivement, dt^ manière à les 

 ameneranssi exactement que possible aux dimensions données par leCalcul. 



» Enfin, comme les réductions à zéro de ces dernières observations 

 impliquaient la connaissance de la dilatation des tiges de verre employées, 

 j'ai mesuré cette dilatation pour les deux sortes de verre (verre vert ou dur 

 et cristal à base de plomb) dont sont formés les étalons, par vingt séries de 

 comparaisons avec ! une des règles de phuine iridié du Bureau les mieux 

 déterminées, à des températures variant entre o" et 38° environ. 



I) Les tubes pénètrent par leurs extrémités dans de larges flacons à tu- 

 bulure, j>leins de mercure, et destinés à les intercaler dans un circuit. Ce 

 mode de communication introduit, comme on le sait, une résistance addi- 

 tionnelle particulière qui se calcule d'après le diamètre du tube. 



» J'ai construit ainsi quatre étalons, dont les résistances (héoriques, cal- 

 culées d'après l'étude géométrique des tubes, faite comme je viens de l'in- 

 diquer (en y comprenant la résistance de communication par le flacon), 

 sont, en ohms légaux : 



R(0)= 0,999979 I -., '" r 



i J.7VJIV Mov. 0,999994 



o '999994 " '^ï^'i-y-t 



'999994 



» Ces quatre étalons ont été comparés plusieurs fois entre eux, électri- 

 quement, dans foutes les combinaisons possibles. J'ai été aidé, dans cette 

 partie du travail par M. de Nerville, qui a répété toutes les comparaisons 

 et m'a assisté dans l'ajustement des copies dont il sera question tout à 

 l'heure. Si l'on admet que les erreurs de construction commises sur 

 chacun des quatre étalons se compensent, et, par suite, que la valeur 

 moyenne 0,999994 est exacte, leurs résistances réelles à zt^ro seraient, 

 d'après le ré>ullal moyen de toutes nos observations, 



(0 w 



R(o)= 0,999960 ) <■> 



' ^-jyj Moy. 0,999994 



l,OOOOOi) ' u.iunz)-i 



» Les différences entre ces nombres et les précédt^nts représenteraient 

 les erreurs de construction commises sur chacun des étalons. I^a [)lus forte 

 atteindrait environ moloo d'ohm, et le résultat moyen pourrait être consi- 

 déré comme exact à x^^^ d'ohm à peu près. 



» Ces étalons fondamentaux sont très fragiles, incommodes pour la 

 pratique habituelle et peu propres à des opérations fréquemment répétées. 

 3'ai construit, en outre, un certain nombre de copies qui donnent la même 

 résistance sous une forme plus maniable. J'ai adopté une disposition ana- 

 logue à celle que M. Mascart avait présentée à la Conférence. Ces copies, 



