( 8G7 ) 

 dont j'ai l'honneur de mettre deux modèles sous les yeux de l'Académie, 

 sont constituées par des colonnes de mercure contenues dans des tubes 

 recourbés plusieurs fois sur eux-méuies, symétriquement, et pénétrant par 

 le haut dans des godets d'assez grand diamètre. Ces godets sont réunis au 

 tube par des anneaux de caoutchouc, et restent ouverts, ce qui facdite 

 l'ajustement et permet au besoin de renouveler le mercure. Us ont été 

 ajustés par comparaison, en rodant progressivement les extrémités du 

 tube, avec soin, jusqu'à leur donner la résistance des étalons. Leur 

 remplissage a toujours été fait, aussi bien que celui des étalons eux-mêmes, 

 dans le vide. Il y aura, je crois, un certain intérêt à voir comment ces 

 copies se comporteront, avec le temps, au point de vue de leur permanence, 

 comparativement à des étalons de fil solide, maillechorl, platine argent ou 

 platine iridié. 



» Le choix du mercure, ainsi que le mode d'introduction des étalons 

 dans un circuit, exigent certaines précautions et ont fait l'objet d'études 

 dans le détail desquelles je ne puis entrer. 



» Je dois, en terminant, exprimer tous mes remerciements à M. Carpen- 

 tier pour le concours dévoué et actif qu'd m'a prêté dans toute la partie de 

 ce travail relative aux mesures électriques. » 



OPTIQUE. — Indices de réfraction des aluns cristallisés. Note de M. Ch. Soret. 



« J'ai eu l'honneur de communic[uer à l'Académie, en septembre 1882, 

 la description d'un instrument qui permet d'appliquer la méthode de la 

 réflexion totale à la mesure des indices de réfraction des corps solides, 

 pour les diverses radiations du spectre visible. Au moyen de cet instru- 

 ment très commode et très précis, j'ai détermmé, pour les huit raies, «, 

 B, C, D, E, b, F, G du spectre solaire, les indices de réfraction d'un cer- 

 tain nombre d'aluns cristallisés, savoir : 



» Sept aluns d'alumine, quatre aluns de chrome, cinq aluns de fer, un 

 alun d'indium que M. Marignac a bien voulu me confier, et deux aluns de 

 gallium que je dois à l'obligeance de M. Lecoq de Boisbaudran. 



» Les mesures ont toujours été répétées plusieurs fois, avec des ré- 

 glages différents et sur plusieurs cristaux de chaque sel. J'ai pris les plus 

 grandes précautions pour m'assurer de la pureté chiauque de mes pro- 

 duits. Je crois pouvoir considérer les chiffres ci-dessous comme exacts en 

 moyenne, à moins de deux unités prés de la quatrième décimale, et 

 comme ne présentant nulle part une erreur d une unité de hi Iroi- 



