( iii6 ) 

 nature du diffuseur, à la surface s de l'ouverture, et varie en raison in- 

 ver^e du carré de la distance. 



M Soient i l'intensité de la lumière émise parla surface s du diffuseur, et 

 ûc celle du champ dans lequel il est placé, on a 



/ = kxs, 

 d'où 



or = —• 



As 



i est donné par le photomètre à diffusion et s par la graduation delà feule; 

 A' s'obtient préalablement, si l'on reçoit sur un photomètre de Foucault, 

 placé à une distance sulfisante, la lumière qui détermine le champ dans 

 leqjiel est placé le diffuseur. 



)) Par cette méthode, on peut mesurer très facilement l'intensité de la 

 lumière solaire et celle des lampes électriques à arc; les déterminations 

 que j'ai faites avec la lumière solaire, qui vaut environ 7^00 carcels, et une 

 lampe Serrin que j'ai fait varier de 23o à 820 carcels, m'ont démontré que 

 la méthode est applicable à tous les cas possibles : on mesurerait, avec 

 la même facilité et la même précision, les intensités de lampes de 1000 

 à 4"oo becs Carcel. 



» Le photomètre à diffusion dont je me sers se compose d'une tête de 

 photomètre Foucault, sur l'écran amidonné de laquelle tombent les 

 deux lumières à comparer, dans deux directions rectangulaires faisant 

 chacune un angle de 45° avec la normale. L'une est celle de l'étalon Car- 

 cel, placé exactement à i™, dans une boîte noircie, munie d'un large tube 

 noirci à la fumée à l'intérieur, et qui laisse arriver la lumière sur l'écran. 

 L'autre est celle de la source à étudier; elle arrive par un second tube, fixé 

 à la tête photométrique, qui est mobile sur un cercle gradué, fixé per- 

 pendiculairement à l'axe du premier tube. 



» La planche sur laquelle est fixé le photomètre, muni de sa lampe, peut 

 tourner autour d'un axe vertical passant par son centre, sur un tabouret 

 qui supporte tout l'appareil; on peut ainsi déplacer le tube mobile en hau- 

 teur et en azimut, et le diriger sur la source de lumière à étudier, quelle 

 que soit sa position. 



» L'une des moitiés de l'écran photométrique recevant un éclairement 

 constant d'un carcel, il suffit de réduire la lumière qui arrive sur l'autre 

 moitié, de manière à la rendre égale à la première; ce résultat s'obtient 

 facilement. en fermant l'extrémité du tube mobile par un couvinle muni 



