( '"7 ) 

 d'une fente rectangulaire, de o™,oi de largeur, et dont la longueur variable 

 est déterminée à l'aide d'une vis niicromélrique ; le diffuseur recouvre la 

 fente variable, et c'est la portion de sa suiface interceptée par son ouver- 

 ture qui constitue la source de lumière. 



» Soient ci \a dislance de la source lumineuse au diffuseur, et / la lon- 

 gueur du tube mobile; le champ lumineux dans lequel se trouve le diffu- 

 seur est égal à ^; la lumière reçue sur l'écran photométrique sera donc 



or celte intensité est égale à C, en appelant C la valeur du carcel, déduite 

 du temps nécessaire pour brider lo^' d'huile; nous aurons 



hs 



)i Dans mon photomètre, / = o'",5o et ^ est constant et égal à i"; 



on a donc 



C 



^- 4/.' 



I 



SI 



nous posons jj =«, nous aurons 



II 



a; = C- 



s 



n représente l'intensité, en carcels, du champ dans lequel on doit placer le 

 diffuseur pour que 1*^1 de sa surface émette une lumière dont l'inlensité 

 égale I cartel. Celle constante, déterminée préalablement, caractérise le 

 diffuseur; ainsi, un verre dépoli de 400 carcels est un verre dont i'"'* placé 

 dans un champ de 4oo carcels émet une lumière de i carcel. 



» Je me suis servi de verres dépolis de 200 à 4oo carcels pour les lampes 

 à arc, et de verres opales de 4000 carcels environ pour le Soleil. Dans ces 

 conditions, l'intensité pholoméirique est déterminée rapidement, presque 

 sans calcul, même pour les plus puissants foyers, comme pour un essai de 

 gaz, tians une chambre noire de quelques mètres carrés, ou même en plein 

 jour, moyennant certaines dispositions; on regarde l'écran Foucault à 

 travers la solution 58o, comme je l'ai dit dans ma précédente Comnuuii- 

 cation. 



s Enfin le tube mobile du photomètre pouvant être dirigé dans tous les 

 sens, et l'angle de son axe avec l'horizontale étant connu au moyen du 

 cercle gradué, on peut, en déplaçant verlicalement la lampe, déterminer 

 sa moyenne sphérique. » 



