( 89 ) 



» En second lieu, les flacons électrodes ne peuvent être employés direc- 

 tement. Si on les remplace par des électrodes parasites en platine, on est 

 gêné par les polarisations irrégulières qu'elles contractent au courant des 

 mesures, et la précision de la méthode est perdue. 



» Pourobvier à ces difficultés, nouschauffons letube à résistance au bain 

 d'air et nous établissons la communication des flacons électrodes avec le sel 

 fondu par l'intermédiaire d'électrodes d'amiante, de disposition spéciale. 



» 1° Bain d'air. — Le tube à résistance A est de forme très ramassée. 

 L'enceinte qui le contient comprend deux creusets de fer concentriques, C,c, 

 prolongés à leurpartie supérieure par des entonnoirs cylindriques et séparés 

 par une couche d'air. Le creuset extérieur C est chauffé par un paquet de 

 becs Bunsen dontla flamme, réglée à volonté, peut l'enveloppera peu près 

 complètement. Le tube A est environné d'un sac d'amiante; il est supporté 

 par un panier en toile métallique P qui se place au fond du creuset c. 



» La température de la résistance liquide varie très lentement; elle 

 n'est pas rigoureusement uniforme dans toute la masse, mais sa valeur 

 moyenne est suffisamment indiquée par un thermomètre placé au centre 

 du panier. Au-dessous de 3go°, nous avons employé un thermomètre à 

 mercure, portant des divisions jusqu'à 400° et comparé au thermomètre à 

 air; au delà, nous n'avons plus fait usage que du thermomètre à air. 



» 2° Electrodes d' amiante . — Le tube d'un flacon électrode ordinaire 

 plonge dans un vase isolé B, contenant une solution du sel sur lequel 

 on opère. Ce vase est muni d'un long tube à robinet fermé par un gros 

 tampon d'amiante, dont l'extrémité filiforme pénétre dans l'entonnoir du 

 tube à résistance A; l'amiante est donc imprégnée de dissolution saline à 

 sa partie supérieure, de sel fondu à sa partie inférieure; on la maintient 

 aisément à un degré constant d'humidité, par un réglage convenable de la 

 pression. Le fil terminal doit toujours demeurer parfaitement flexible, 

 sans que l'eau puisse arriver à l'intérieur du tube à résistance. 



» On s'est assuré que, dans les conditions ordinaires de réglage, le sys- 

 tème de ces électrodes n'est le siège d'aucune force électromotrice para- 

 site supérieure à -^^ de daniell. 



" Pour diminuer le plus possible les variations accidentelles de la pola- 

 risation, et par suite de l'intensité du courant pendant une mesure, nous 

 introduisons dans le circuit une force électromotrice et une résistance 

 totale assez considérables et nous attribuons aux électrodes la plus grande 

 capacité possible (' ). 



(') Nous employons des électrodes de plaliiie platiné de 6""'"t à 7''™'! de surface. 

 C. R., 1888, -2' Semestre. (T. CVII, N» 2.) 13 



