( 91 ) 

 » Les valeurs calculées de c ont été obtenues par la formule 



c = 0,7241 [i + o,oo5(« — 35o)]; 



elles coïncident parfaitement avec les valeurs observées, sauf au voisinage 

 immédiat du point de fusion et de la température à laquelle le sel com- 

 mence à se décomposer (vers 5i5°). » 



ÉLECTRICITÉ. — Suite des recherches actino-électriques . 

 Note de M. A. Stoletow, présentée par M. Mascart. 



« Pour être en état d'étudier les courants actino-électriques dans diffé- 

 rents gaz et vapeurs et sous diverses pressions, j'ai fait construire l'appa- 

 reil suivant, où l'on reconnaît le condensateur à réseau de mes expériences 

 antérieures (' ), modifié suivant le but proposé. 



)) C'est une boîte cylindrique, de 46°"° de hauteur et 87™™ de diamètre 

 extérieur. La paroi cylindrique est en verre couvert de gomme laque; les 

 bases sont formées, d'un côté par un anneau métallique qui porte une 

 belle plaque de quartz (69°"" de diamètre, 5°"° d'épaisseur), de l'autre 

 côté par une pièce de métal dans laquelle tourne une vis micrométrique 

 (un pas = o^^.Sô) à tambour divisé. L'extrémité intérieure de la vis porte 

 un disque bien plan, en laiton argenté, à peu près de même diamètre que 

 le quartz : c'est l'armature négative du condensateur. La surface intérieure 

 du quartz est argentée et rayée à la manière d'un réseau de diffraction : 

 c'est l'armature positive. 



» En se servant d'un quartz, on a été contraint de diminuer la super- 

 ficie des armatures; mais, en revanche, on gagne à avoir un réseau plus 

 parfait, et l'on peut rapprocher les armatures à des distances très petites, 

 qui se laissent mesurer avec précision. Par les deux orifices pratiqués dans 

 la boîte, on peut la remplir d'un gaz quelconque et sous la pression voulue. 



» Quelques expériences préliminaires ont été faites avec cet appareil. 

 La distance des armatures (o""",72) et la force électromotrice (100 élé- 

 ments zinc-eau-cuivre) restaient toujours les mêmes. A l'aide d'une pompe 

 à pistons, combinée à une trompe de Sprengel, on remplissait la boîte de 

 différents gaz desséchés et l'on mesurait le courant aclino-électrique, en 

 levant l'écran de la lanterne. L'isolation était très soignée et la perte élec- 



(') Comptes rendus, iG avril 1888, p. 11^9, et '1 juin 1888, p. ijgS. 



