( '</! ) 

 inaphrodite, eu effet, ne siitfit pas à le rapprocher beaucoup des Piilmonés, 

 «t bien des caractères qui pourraient le rapj)rocher des Diotocardes font 

 défaut (notamment ceux qui sont tirés de la circulation et du système ner- 

 veux). On ne peut d'ailleurs rattacher directement la Valvée à aucune des 

 séries naturelles des Ténioglosses. C'est, en somme, un type aberrant, chez 

 qui se sont maintenus cjuelques points de l'organisation des Diotocardes, 

 organisation que l'on s'accorde généralement aujourd'hui à regarder 

 comme ancestrale pour tout le groupe des Prosobranches ; mais ce n'est 

 pas, à proprement parler, une forme de passage. » 



PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Étuve auto-régulatrice entièrement métallique. 



Note de M. A. d'Arsonval, 



« L'appareil que je vais décrire a pour but de maintenir des températures 

 invariables en employant uniquement du gaz et de l'eau. Il s'applique plus 

 spécialement aux recherches de Physiologie et de Microbiologie. Cette étude 

 ne diffère pas, comme principe, de celle que j'ai fait connaître à l'Acadé- 

 mie le 5 mars 1877. Je supprime également tout régulateur indirect et 

 j'utilise toujours la dilatation totale du liquide environnant l'enceinte pour 

 régler le débit du gaz combustible. Les différences portent sur des détails 

 de construction dont la pratique m'a montré la nécessité et qui se résu- 

 ment dans les points suivants : 



» 1° Le régulateur proprement dit est entièrement métallique. L'an- 

 cienne membrane de caoutchouc, qui s'altérait à la longue et ne permet- 

 tait pas l'obtention de températures élevées, a été remplacée par une 

 membrane métallique plissée, analogue à celle qu'on emploie dans la con- 

 struction des baromètres anéroïdes. 



» 2° Le régulateur est placé à la partie la plus basse de l'étuve et porte 

 directement les brûleurs, sans aucun intermédiaire en caoutchouc. Ces 

 brûleurs sont munis d'un robinet à air qui les transforme, à volonté, en 

 becs Bunsen pour la mise en train ou pour le maintien des températures 

 au-dessus de 100°. 



w 3' Le mode de chauffage est changé. La flamme, au lieu de frapper di- 

 rectement le fond de l'étuve, ce qui le faisait parfois gondoler et nuisait à 

 la régulation, s'engage dans des tubes traversant le liquide régulateur, 

 qui se trouve chauffé par les gaz de la combustion à la façon d'une chau- 

 dière tubulaire verticale. Ce dispositif utilise beaucoup mieux la chaleur 



