( '96 ) 

 métallique; on voit également les deux cheminées de chauffage, faisant 

 appel au-dessus de chaque brûleur. 



)) Chacun des brûleurs porte un robinet d'arrêt, ce qui permet d'en 

 supprimer un pour l'obtention des basses températures. Le gaz arrive au 

 centre du régulateur par un tube de caoutchouc ou même de plomb relié 

 à la conduite du laboratoire. La porte de l'étuve, figurée ouverte, laisse 

 voir son intérieur et une tablette le divisant en deux étages. L'espace qui 

 existe entre les deux corps de l'étuve est rempli d'eau bouillie récemment, 

 c'est-à-dire privée d'air. Le mieux est de faire bouillir l'eau dans l'étuve 

 elle-même; si l'on veut obtenir des températures supérieures à loo", on 

 ajoute de la glycérine à l'eau. L'emplissage se fait par la douille centrale 

 qui termine le cône supérieur. Le petit entonnoir qui l'entoure sert à re- 

 cueillir l'eau provenant de la dilatation quand on met l'étuve en train. 



» Pour fixer la température obtenue, il suffit de boucher cette douille au 

 moyen d'un tube de verre vertical. La dilatation'de l'eau élève alors le 

 niveau dans ce tube. L'augmentation île pression qui en résulte sur la 

 membrane du régulateur oblige cette dernière à se rapprocher du tube 

 d'arrivée du gaz, et en règle ainsi l'écoulement proportionnellement aux 

 causes de refroidissement. Ce réglage est fait une fois pour toutes pour 

 une température déterminée. 



» Si l'on éteint l'étuve, elle retombera automatiquement à la même tem- 

 pérature lors du rallumage. Si l'on craint l'évaporation de l'eau dans le 

 tube de verre, on peut ajouter une goutte d'huile de pétrole. Le modèle 

 courant qui contient environ 12'" d'eau donne une température constante 

 à ~ de degré près. Les grands modèles contenant 200"' à 25o'" d'eau sont 

 d'une contenance absobie, et, comme l'eau entoure l'enceinte de toutes 

 parts, l'uniformité de la température y est également absolue. Ces appareils 

 ont été étudiés dans leurs moindres détails, de façon à en rendre l'usage 

 simple et tout à fait pratique. 



)) Je dois reconnaître que le soin apporté par M. Adnet dans la con- 

 struction est pour beaucoup dans leur bon fonctionnement. 



» Ces appareils peuvent recevoir d'autres formes suivant les besoins; 

 c'est ainsi que j'ai fait des étuves à coaguler le sérum, des bains-marie et 

 autres instruments servant aux cultures microbiennes d'après les procédés 

 de M. Pasteur. En rendant le régulateur indépendant et en le reliant à 

 un réservoir de forme appropriée qui contient le liquide dilatable, il est 

 facile de régler la température dans un lieu de dimensions quelconques. 



» I^a nouvelle disposition m'a permis de résoudre un problème dont 



