( 865 ) 

 équilibrés par la torsion du fil de suspension, on a 



à la seule condition que l'angle des deux fentes diamétrales ne soit pas 

 très petit. R est une constante caractéristique, égale à deux fois le quo- 



tient de la capacité de l'aiguille pour l'unité d'angle par le couple de tor- 

 sion du fil de suspension pour l'unité d'angle. 



» L'avantage de cet instrument réside, non dans la substitution de 

 demi-cercles aux secteurs de l'électromètre à quadrants, mais dans le fait 

 que l'aiguille mobile est formée d'un système de deux conducteurs à des 

 potentiels distincts, en tous points semblable au système des conducteurs 

 fixes : l'appareil est ainsi rendu plus symétrique, et cette symétrie se 

 retrouve dans la formule qui donne les déviations de l'instrument. 



» M. Gouy a montré récemment (' ) que, dans l'électromètre à quadrants 

 ordinaire, il y avait lieu de tenir compte d'un couple directeur électrique 

 qui, indépendamment du fil de torsion, tend à ramener l'aiguille dans la 

 position d'équilibre symétrique ; aussi, dans certains cas, la formule ordi- 

 nairement employée pour l'électromètre n'est plus applicable. 



» Dans notre instrument, il n'y a pas de couple directeur électrique et la 

 formule donnée plus haut est rigoureusement vraie. 



» L'appareil a été construit par M. Ducretet. L'aiguille, très légère, est 

 découpée dans une feuille d'aluminium extrêmement mince (^ de milli- 

 mètre) qui reçoit une rigidité assez forte d'un gautfrage préalable, donnant 

 une surface ondulée analogue à celle des tambours des baromètres ané- 

 roïdes. 



» La position d'équilibre de l'aiguille est déterminée par deux fils de 

 platine très fins, tendus en dessus et en dessous de l'aiguille (comme dans 



(') Gouy, Journal de Physique, 1888. 



