( 866 ) 



le galvanomètre Deprez-d'Arsonval); ces deux fils servent à la fois à 

 équilibrer par leur torsion les actions électriques et à établir les communi- 

 cations électriques respectivement avec les deux demi-cercles métalliques 

 A, et Aj. 



» Les plateaux fixes sont au nombre de quatre, deux en dessus et deux 

 en dessous de l'aiguille. Ceux qui sont situés l'un en dessus de l'autre sont 

 généralement rendus solidaires au point de vue électrique. Ces plateaux 

 sont des aimants, et les oscillations de l'aiguille se trouvent amorties par 

 les courants d'induction qui naissent dans sa masse sous les influences ma- 

 gnétiques. 



» Enfin les plateaux, soutenus par les parois de la cage qui enveloppe 

 l'instrument, sont pourvus de tous les mouvements de réglage. 



» Les usages de cet instrument sont les suivants : 



» j° Il peut fonctionner comme un électromètre ordinaire muni d'une 

 pile de charge. Il suffit, par exemple, de mettre les pôles de la pile de 

 charge respectivement en communication avec chacun des demi-cercles de 

 l'aiguille; les déviations sont alors rigoureusement proportionnelles aux 

 différences de potentiel que l'on établit entre les plateaux. 



» 2° Il peut servir par la méthode idiostatique, en unissant respective- 

 ment les deux paires de plateaux aux deux demi-cercles de l'aiguille; on a 

 alors nécessairement 



V, = ¥«, V, --^V, et a = K(V, -V.)'- 



» 3° Il peut servir comme waltmélre. 



» L'instrument donne, en effet, le produit de deux différences de poten- 

 tiel. On peut prendre pour l'une d'elles la force électromotrice F aux bornes 

 entre lesquelles on veut évaluer le travail dépensé par un courant élec- 

 trique. On prendra ensuite, pour l'autre différence de potentiel, celle qui 

 existe aux extrémités d'un fil de résistance connue, placé dans le circuit gé- 

 néral, cette différence de potentiel proportionnelle à l'intensité du courant. 



» Les déviations sont alors proportionnelles aux produits El et per- 

 mettent d'évaluer à chaque instant le travail dépensé pendant l'unité de 

 temps. 



» Lorsqu'il s'agit de courants alternatifs, cet instrument est le seul c\và 

 permette d'évaluer rigoureusement le travail dépensé. On sait en effet que 

 l'on ne peut ])as mesurer séparément, dans ce cas, la force électromotrice 

 et l'intensité du courant pour calculer le travail. Les waltmètres basés 

 sur les actions des courants sur les courants ne donnent pas non plus ri- 



