( '87 ) 



« J'ai appliqué la méthock' de Regnault ; je me contenterai donc d'indi- 

 quer les perfectionnements que j'y ai apportés. 



» 1° J'ai transformé le baro-manomètre normal en une sorte de baro- 

 mètre à siphon, en faisant communiquer avec la cuvette un tube de même 

 diamètre que le tube barométrique. Les erreurs sur la hauteur de la colonne 

 mercurielle sont ainsi réduites à deux erreurs de lecture. 



» 2° Le tube manométrique est muni d'un robinet, qui permet de ne le 

 mettre en communication avec le récipient qu'au moment de mesurer la 

 pression, de sorte que le mercure, ne descendant jamais dans la cuvette, 

 doit avoir exactement la même température que celui du baromètre. 



» 3" IjC ballon-laboratoire, d'une capacité de 2'", 3 environ, est muni 

 d'un robinet de verre cà canal étroit : point de garniture métallique, ni de 

 mastic susceptible d'absorber l'eau quand il séjourne dans la glace. 



M 4" Regnault tare son ballon rempli de gaz, puis le pèse après y avoir 

 fait le vide. Les poids qu'il faut ajouter du côté du ballon représentent 

 le poids du gaz enlevé, plus la perte qu'a subie le ballon par suite de l'es- 

 suyage. On peut voir que cette perte s'est élevée, après deux essuyages, à 

 un centigramme entre les pesées à vide I et II sur l'air. Une différence de 

 3"'K'',5 en sens contraire s'est produite entre les vides V et VI, probable- 

 ment par suite de l'introduction de quelque corps étranger dans le ballon. 



» Je considère donc comme indispensable d'opérer comme il suit : 



)) Le ballon vide, essuyé avec soin au moyen d'un linge légèrement humide, est 

 porté dans la balance, dont l'air est bien desséché ; je ne constate l'équilibre que le 

 lendemain. Puis le ballon est rempli de gaz à o" et taré de nouveau. Enfin je refais le 

 vide, suivi d'une troisième pesée. Je calcule le poids de gaz normal qui remplirait le 

 ballon dans les conditions normales au moyen de la première et de la deuxième, puis 

 de la deuxième et de la troisième pesées. Il est clair que le deuxième résultat doit 

 être plus grand que le premier, et que l'on éliminera sensiblement l'erreur due aux 

 essuyages en prenant la moyenne de ces deux nombres. Il est prudent de rejeter toute 

 expérience dans laquelle le deuxième poids se trouve notablement plus petit que le 

 premier. 



» I. Poids du litre d'air normal. — J'ai fait six expériences au moyen 

 d'un ballon dont la capacité, déterminée par le procédé de Regnault, est 

 à o" de 2''', 265o6, à moins de 0'='', i près, y compris le canal du robinet. 



)) J'ai trouvé, par une expérience directe, que cette capacité diminue 

 de o",5 lorsqu'on fait le vide dans le ballon. Il faut donc ajouter un peu plus 

 de o'"s'',G au poids de gaz résultant des lectures brutes. Or les poids d'air 

 normal remplissant ce ballon se sont trouvés compris entre 2^'', 9286 et 



