( 258 ) 

 Tableau 11. — Distribution des pruliibérances solaires. 



SI 



63 



88 



88 87 

 60 



49 



il 



ÉLECTRICITÉ. — Sur les inclinomètres à induction. 

 Note de M. Ernest Sciiérixg, présentée par M. Hermite. 



« A l'Observatoire magnétique de Gcittingue, fondé par C.-F. Gauss, 

 nous avons construit, mon frère Charles Schéring et moi, un nouvel incli- 

 nomètre à induction. En perfectionnant la méthode inventée par W. Weber, 

 nous avons donné à l'axe de l'olation de l'inducteur des inclinaisons très 

 voisines de la direction de la force totale du magnétisme terrestre; d'une 

 part, une inclinaison d à peu près un demi-degré au-dessous de cette di- 

 rection; d'autre part, la même inclinaison au-dessus de la même direction. 

 Au moyen d'un galvanomètre assez sensible, nous avons obtenu, dans la 

 mesure absolue de l'inclinaison, une exactitude telle que, à une variation 

 de l'inclinaison magnétique ne surpassant pas l\" ,2, correspondait un dépla- 

 cement de o""",i de l'image, sur l'échelle divisée en millimètres qui sert à 

 mesurer l'élongation des aimants du galvanomètre. La description de cette 

 méthode et des observations faites avec cet instrument a été publiée par 

 Charles Schéring dans le Rapport du Congrès des Naturalistes à Cassel le 

 i3 septembre 1878 (p. 4^)- 



» Conservant le principe de cette méthode de mesure, M. H. Wild a 



