(692 ) 



sives (iii disque lumineux du polarimètre, sur une plaque de format quart 

 ^pcm g^,,, ig*^™). L'imao;e de ce disque, mesurant environ 6*^™, est d'ailleurs 

 obtenue à l'aide d'un objectif photographique : les meilleurs l'ésullats ont 

 été donnés par un objectif 2B de Dallmeyer (distance focale principale 

 o'", 216). Les aberrations sphériques et chromatiques de cet objectif sont 

 remarquablement corrigées suivant l'axe. Un manchon conique de velours 

 noir relie le polarimètre à l'objectif. 



» Dans ces recherches, il est indispensable de donner aussi exacte- 

 ment que possible la même durée de pose aux images successives qui con- 

 stituent une détermination du zéro. Nous sommes parvenus facilement à 

 ce résultat, en plaçant un obturateur dit chronomélrique entre la source 

 lumineuse et le système de lentilles qui constitue l'éclaireur ou condensa- 

 teur : l'obturateur employé est construit par Gilonna; nous avons déter- 

 miné en temps la valeur moyenne d'une division du cadran de cet obtura- 

 teur. L'erreur que l'on peut commettre dans l'estimation du temps de 

 pose est inférieure à 0^,20 ; elle est négligeable pour les durées de pose que 

 nous avons adoptées. 



» Les su^aces sensibles employées ont d'abord été les plaques au géla- 

 tinobromure que l'on trouve dans le commerce. Quelques heures avant 

 leur emploi, nous les recouvrons d'une couche de solution d'érvthrosine 

 et nitrate d'argent, préparée suivant les indications de Vogel : cette opéra- 

 tion s'effectue très simplement à l'aide d'un pulvérisateur qui projette le 

 liquide sur la plaque; le séchage s'effectue rapidement dans l'obscurité. 

 Ce léger surcroit de travail peut être évité, en se servant des plaques sen- 

 sibles au jaune préparées par la maison Lumière, de Lyon : ce sont les 

 plaques auxquelles nous donnons la préférence. Le développement de 

 l'image s'effectue à l'aide du révélateur à l'iconogène et à la potasse caus- 

 tique; on peut d'ailleurs employer tout révélateur qui, dans la pratique, 

 permet de reproduire les demi-teintes les plus délicates d'un sujet à pho- 

 tographier. 



)) La détermination d'un zéro consiste à photographier le disque du 

 polarimètre pour une série de positions successives de l'analyseur au voi- 

 sinage de ce zéro, déterminé approximativement. Les résultats dépendent 

 essentiellement de deux quantités dont on doit chercher les valeurs les 

 plus favorables : l'angle du polariseur et de la lame demi-onde, et le temps 

 de pose. On effectue donc une série de déterminations du zéro avec des 

 temps de pose variables, et pour chaque valeur de l'angle du polariseur 

 et de la lame demi-onde. L'expérience montre les conditions les plus 



